6 



AUG. WIJKAXDER, OBSERVATIONS MAGNETIQUES. 



caisse d'oscillations, et au-dessus de laquelle se mouvait la pointe de rairaant; cepen- 

 dant il fallait avoir soin de faire la lecturc de lamplitude ä la GO"'"^ oscillation. 

 La correction A h/T exprime la correctiori ä des arcs iiiliniinent petits du logarithme 

 pour la durée d'ui]e oscillation. 



h 



Alg T 



h 



Mg T 



2 



— 0.00016 



7 



— 0.00198 



3 



036 



8 



258 



4 



064 



9 



331 



5 



100 



10 



— 0.00412 



6 



— 0.00144 







En calculant les observations, j'ai fait usage des formules siiivantes: 



Ig^u = C+ Va Ig Sin (p — h,T+ kt + {k + 0.2171 t'{N'— N); 



IgX^ lg,a — Ig Sin (fi — 2(/.' + k')f ; 



lgX= 2C— lg,u — 2lgT + 'Ikt; 



oii i" représente une quantité proportionelie au moment magnétiqne de Taimant de dé- 

 viation, X la valeur de la composante horizontale du magnétisme terrestre, sans correc- 

 tion pour la variation de Fintensité, (p at T les valeurs corrigées de Tangle de déviation 

 et de la durée d'une oscillation, celle-ci énoncée en secondes de temps moyen, t et N 

 la température et la lecture de Tinstrumcnt de variation ä Toccasion des oscillations, 

 t' et N' les m<>mes nombres pour les déviations, *' la valeur de Tunité de Téchelle sur 

 Tinstrument pour les variations de Tintensité, C, k et k: des constantes. 



M. Lamokt ayant eu, comme je Tai déjå dit, la bonté de déterminer lui-méme ä 

 Munich les constantes de Tinstrument dont je me suis servi, et moi-méme ayant eu 

 Toccasion de les comparer ä Upsala a celles d'ANGSTRÖM et de M. Thalén, je n'ai 

 pas moi-méme fait de déterminations directcs. Les termes dus ii la torsion et ä Tin- 

 duction sont supposés constants et sont compris dans la constante principale C. Pour 

 la torsion, ce procédé n'aura pas causé d'erreurs remarquables, car le til a été conserve 

 inaltéré durant tout le voyage. Mais il se pourrait bien que quelque inexactitude ait 

 résulté des difFérentes valeurs de Tinduction ä Munich, en Scaiidinavie et au Spitzberg. 

 Cependant la correction qui en provient est si petite que je n'ai pas hésité ä lomettre, 

 d'autant plus que le temps ne permettait pas de la déterminer avant le départ et qu'il 

 y aurait aussi eu des difficultés å en trouver Toccasion apres le retour. 



Voici les coefficients de température des aimants de déviation, un chifFre dé- 

 signant auquel des deux aimants appartient la valeur: 



0,000219 

 0,000253' 



Quand Tainiant était posé a la moindre distance du centre de Tinstrument, les 

 constantes étaient les suivantes: 



Ci= 0,61734; yL-,= 0,00005,34; = 0,00000,95 ;. 

 0,60721; 0,00006,08; T^^^ 0,00000,95; 



