46 



AUG. WlJKANDEK, OBSERVATIONS MAGNETIQUES. 



C. OBSERVATIONS DE VARIATION. 



I*()Ui- ces observations, le cabinct de pliysique de runiversité de Lund avait 

 fouriii rexpéditioii d'un é({iiiijement coinplet d iiistruments de variation magnétiques, de 

 la eonstruetion déerite par M. LAAIO^'T dans »Supplementband VI der Annalcn der 

 königlichen Sternwarte l)ei Munelien«. Dautre part, le cabinet de phj^sique de Taea- 

 déinie des sciences lui avait preté des appareils de la eonstruetion de Wkede, déerite 

 par M. Lemstuöm dans le S"""" tonie de ces inémoires. Conime les premiers instruments 

 ottrent une plus grande stabilité, ee sont on general eeux-la qui ont été employés. Ce 

 n'est (jue })endant un intervalle de courte durée qu'ont été élevés, au quartier d'Iiiver 

 de Polhem, les appareils de Wredk. Ils étaient placés dans la maison de neigc 

 mentionnée ei-dessus; les lectures en étaient comparées a celles des autres instruments. 

 Exception faite des erreurs d observation, Taccord a été parfait. 



Au quartier d'liiver de Polhem, les instruments de Lamont étaient placés dans 

 une maison construite en Suéde exprés pour eux et exempte de fer. Cetto niaison, 

 située environ vingt métres ä Test de I habitation, était de forme carrée, avec la dia- 

 gonale mise (hius le méridien magnétique. Dans les coins de Test, du sud ct de Touest 

 étaient élevées des colonnes de pierre, sur lesquelles étaient })osés les instruments de 

 rintensité horizontale, de la déclinaison et de lintensité verticale, dans le méme ordre 

 011 ils viennent d'étre énumérés ici. Au centre se trouvait la colonne de pierre sur 

 laquelle reposaient les tubes. Ceux-ci étaient appliqués ä Taxe de laiton vissé k la 

 ])la(|U(' de pien-e qui composait la jjurtie supérieui'e de la colonne. Pour rendre plus 

 inipénétrable au vent et a la neige, la maison composée de sim[)les planches de bois, 

 nous la revétimes d'une couverture de sacs. Malgré cela, la neige pénétra quelquefois 

 en si graiule (piantité qu'ellc nuisait aux observations. Toutefois, elle ne put déranger 

 les instruments (pi une seule fois, oii, en éloigiiant la neigc de rinstrument de Finten- 

 sité horizontale, on remua de sa place le bras auquel étaient attachés les aimants de 

 déviation. 



Le (piatriéme coin de la maison était, au raoyen d'une cloison, transformé en 

 entrée, pour empécher le vcnt de pénétrer violemmcnt, quand on ouvrait la porte. 



Couune la maison manquait de fenétres, il parut difficile d'cmployer les échelles 

 de verre ä miroirs appartenant aux instruments de Lamont. Cest pourquoi celles- 

 ci ont été remplacées par des échelles en papier blanc, divisées en milliraétres et éclai- 

 rées a Taide d'une lampe de verre, posée sur une petite table de bois qui environnait 

 de tous cötés la colonne de pierre. Un seul changement a été fait dans la eonstrue- 

 tion des instruments. Déja avant le départ de Stockholm, sur lavis de M. le baron 

 Wrede, la partie des instruments environnant le miroir fut rendue niobile, pour pou- 

 voir diriger le miroir en angle aigu contre Taiguille aimantée. La eonstruetion de la 

 maison rendait cette disposition indispensable aux instruments de Tintensité horizon- 

 tale et de la verticale. Ahn qu'ap^'és étre tournée, laiquille fut encore parfaitement ä 

 Fabri de Tinfluence perturbatrice de Tair extérieur, lendroit oii s'opérait le mouvement, 

 était muni de deux plaques de laiton horizontales, glissant Tune sur 1'autre et atta- 

 chées au moyen de deux vis dans la nouvelle jjosition. 



