KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND, 13. N:0 15. 



47 



A rarrangemcnt des appareils, la torsion des fils de suspension fut enlevée avec 

 grand soin, et les autres prccautions dictées par M. Lamont dans ses publications fu- 

 rent suivies autant que possible. Les distances entré les instruments et leurs éehelles 

 respectives furent rendues aussi exactement cgales que possible; en inesurant cette 

 distance, je Tai trouvée étre 1,509 métres. Cette distance est trés-petitc, rnais, a eause 

 des grandes perturbations dans ces contrées, il naurait pas été bon den eniployer une 

 plus grande. D'ailleurs, la maison aurait pris, dans cc cas, des dimensions plus gran- 

 des que ne permettaient les circonstances. De la, on obtient la valeur suivante pour 

 un degré d'échelle de Tinstrument de dcclinaison:', 



« = — l',139, 



valeur negative, parce qu'une déelinaison occidentale accroissante correspondait ;i des 

 valeurs décroissantes sur Féchelle. 



Pour déterminer Fangle (fi dont est dévié du méridien magnétiquc l aiguillc de 

 rinstrument de Tintensité horij^ontale, je me suis servi de la raéthode exposée par M. 

 Lamont dans son »Handbuch des Erdmagnetismus» § 166. La distance eraployée était 

 de 1,5 metres. En me servant des valeurs de ^ et de ^ ainsi trouvées, j'ai obtenu 



es valeurs que voici pour « Cot (p ou ~ de Tinstrument de Tintensité horizontale: 



1872. Nov. 14 0.0001,232 



» » 16 1,451 



» » 18 1,263 



» » » 1,274 



» j) 22 1,476 



ou en moyenne 0.0001,399, 



correspondant ä un angle de déviation de 68°0', et valant du 21 oct. au 23 nov. 1872. 

 Le 24 noverabre le déflecteur fut dérangé par la neige que faisait pénétrer un gi-and 

 vent. Depuis ce moment la valeur changoe de * Cot (f était: 



1873. Janv. 14 0.0001,619 



» Mars 31 0.0001,511 



ou en moyenne 0.0001,565, 

 correspondant a un angle de déviation de 64°43', 



Il aurait été avantageux d'avoir un angle plus petit, mais comme les aimants de 

 déviation étaient écartés aussi loin que possible du centre, il aurait fallu que les bras 

 du déflecteur, emporté pour ce but, eussent été plus longs. Les irrégularités qui ont 

 lieu entré les diverses valeurs d'un degré de Téchelle, proviennent de Tinquiétude con- 

 tinuelle, ä laquelle Taiguillc est soumise dans ces contrées, et de la difficulté qui en 

 résulte de trouver, avec la méthode employée, une valeur exacte de Tanglc de déviation. 



En supposant Tintensité de la composante horizontale du magnétisme terrestre 

 A!=0.8609, les forinules pour Tinstrument indiqué deviennent: 



1872 Oct. 21— Nov. 23 dX=—{n—ii) 0.0001,15 



» Nov. 25—1873 Juillet dX^—{n—n) 0.0001,35, 



