﻿Über 
  die 
  Temperatur 
  der 
  Insekten 
  nach 
  Beobacht. 
  in 
  Bulgarien. 
  541 
  

  

  gelöthet 
  und 
  ihre 
  Löthstellen 
  in 
  das 
  flüssiges 
  Paraffin 
  enthaltende 
  Ge- 
  

   fäß 
  P 
  getaucht. 
  Eines 
  der 
  Drähtchen 
  c 
  ist 
  mit 
  dem 
  Wiedemann- 
  

   schen 
  Galvanometer 
  g 
  in 
  Verbindung 
  gebracht, 
  das 
  andere 
  wird 
  

   ebenfalls 
  mit 
  ihm 
  verbunden, 
  nachdem 
  es 
  aber 
  zuerst 
  einen 
  Queck- 
  

   silber-Kommutator 
  passirt 
  hat. 
  Die 
  Stärke 
  des 
  thermo-elektrischen 
  

   Stromes 
  wurde 
  im 
  Galvanometer 
  g 
  mittels 
  eines 
  Fernrohres, 
  einer 
  

   Skala 
  und 
  eines 
  Spiegels 
  beobachtet, 
  wobei 
  der 
  letztere 
  mit 
  dem 
  

   Magnet 
  des 
  Galvanometers 
  verbunden 
  war 
  (Methode 
  Gauss 
  und 
  

   Poggendorff), 
  was 
  aber 
  auf 
  der 
  Zeichnung 
  nicht 
  sichtbar 
  ist. 
  

  

  Dabei 
  ist 
  Folgendes 
  zu 
  bemerken: 
  Die 
  Löthstellen 
  der 
  Drähte 
  

   a 
  und 
  a 
  x 
  mit 
  den 
  Drähten 
  c 
  und 
  c 
  wurden 
  desshalb 
  in 
  das 
  Paraffin- 
  

   bad 
  P 
  getaucht, 
  um 
  bei 
  Veränderung 
  der 
  Lufttemperatur 
  das 
  Er- 
  

   scheinen 
  von 
  sekundären 
  thermo-elektrischen 
  Strömen 
  zu 
  verhindern; 
  

   obgleich 
  das 
  flüssige 
  Paraffin, 
  indem 
  es 
  als 
  Isolator 
  dient, 
  seine 
  

   Temperatur 
  auch 
  ändert, 
  so 
  geschieht 
  dies 
  so 
  allmählich, 
  dass, 
  wenn 
  

   die 
  in 
  ihm 
  befindlichen 
  Löthstellen 
  nicht 
  weit 
  von 
  einander 
  liegen, 
  

   man 
  sagen 
  kann, 
  dass 
  die 
  Löthungen 
  a 
  mit 
  c 
  und 
  % 
  mit 
  c 
  immer 
  

   bei 
  gleicher 
  Temperatur 
  verbleiben. 
  Daher 
  kommt 
  es, 
  dass 
  bei 
  Ab- 
  

   wesenheit 
  von 
  Temperaturdifferenz 
  zwischen 
  den 
  beiden 
  Löthstellen 
  

   die 
  Entstehung 
  von 
  Nebenströmen 
  unmöglich 
  wird. 
  

  

  Der 
  Kommutator 
  K 
  dient 
  zur 
  Kontrolle 
  der 
  Ruhelage 
  [El] 
  des 
  Mag- 
  

   nets 
  im 
  Galvanometer. 
  Wenn 
  durch 
  das 
  Galvanometer 
  g 
  ein 
  elektrischer 
  

   Strom 
  fließt, 
  wird 
  dessen 
  Stärke 
  nach 
  der 
  Ablenkung 
  des 
  Magnets 
  von 
  

   seiner 
  Ruhelage 
  gemessen; 
  diese 
  Ruhelage 
  ist 
  aber 
  nicht 
  beständig, 
  da 
  

   die 
  Magnetdeklination 
  sich 
  fortwährend 
  ändert; 
  besonders 
  starke 
  Ab- 
  

   weichungen 
  werden 
  gegen 
  12 
  Uhr 
  Mittags 
  in 
  Sophia 
  beobachtet. 
  Dess- 
  

   halb 
  ist 
  es 
  nothwendig, 
  die 
  Skala, 
  auf 
  welcher 
  die 
  vom 
  elektrischen 
  

   Strome 
  bewirkten 
  Ablenkungen 
  von 
  der 
  Ruhelage 
  markirt 
  werden, 
  von 
  

   Zeit 
  zu 
  Zeit 
  so 
  zu 
  reguliren, 
  dass 
  das 
  Fadenkreuz 
  des 
  Fernrohres 
  mit 
  

   der 
  Null 
  der 
  Theilungen, 
  wenn 
  durch 
  das 
  Galvanometer 
  kein 
  Strom 
  

   fließt, 
  zusammenfällt; 
  dieses 
  wird 
  mit 
  Hilfe 
  des 
  Kommutators 
  K 
  erzielt. 
  

  

  Wenn 
  ein 
  Schmetterling 
  oder 
  ein 
  anderes 
  Insekt 
  auf 
  die 
  Nadel 
  

   D 
  gesteckt 
  wurde, 
  musste, 
  um 
  seine 
  Temperatur 
  zu 
  messen, 
  not- 
  

   wendiger 
  Weise 
  zuerst 
  das 
  elektrische 
  Thermometer 
  kalibrirt 
  

   werden. 
  

  

  Zu 
  diesem 
  Zwecke 
  wurde 
  die 
  Nadel 
  D 
  bei 
  verschiedenen 
  Tem- 
  

   peraturen 
  (t 
  { 
  ) 
  in 
  Wasser 
  getaucht, 
  wobei 
  die 
  Temperatur 
  im 
  Gefäß 
  

   B 
  (t 
  Q 
  ) 
  ständig 
  verblieb, 
  und 
  die 
  Stärke 
  des 
  elektrischen 
  Stromes 
  (n) 
  

   im 
  Galvanometer 
  g 
  wurde 
  jedes 
  Mal 
  in 
  Millimetern 
  abgelesen 
  (d. 
  h. 
  

   in 
  Theilungen 
  der 
  Skala). 
  

  

  