8 



Grande sìsmometyografo dell' Osservatorio di Catania. 



dunque la variazione dell' inclinazione del suolo è minore di un 

 secondo d'arco. Tali sono i movimenti che il nostro sismometrografo 

 è capace di registrare. 



Vediamo ora quale fòi'za sollecita il pendolo deviato per litor- 

 nare alla verticale, e per convei'so quale è la resistenza che esso 

 oppone a lasciarsi deviare : in altri teiinini , cerchiamo di co- 

 noscere il grado di astaticità dello strumento : per la supposta 

 deviazione totale di 0™,0001 (ossia per la deviazione semplice, da 

 un lato, di 0™ ,00005), la componente che lo riconduce alla ver- 

 ticale è 



a' = a seii 0", 4 = 9 X ^'!?^!^^'^ = 0,000002 a 



dunque circa 2 milionesimi della forza di gravità: quindi il peso 

 di 300 kg. tende a ritornare alla veiticale colla fòrza di 



.300i^K X 0, 000002 = Oss 6; 



per uno spostamento 10 volte maggiore la resistenza sarà 6 gr.: 

 dunque sempre assai piccola. 



Corrispondentemente a queste deviazioni il pendolo si innalza 

 di altezze espresse da 



Z ( 1 — cos a ) , 



e si ha un valore che è sensibilmente nullo finche la deviazione 

 semplice, da un lato, non arriva al valore di 100" ossia 1' .40", 

 cui cori'isponde una grande deviazione di \^^^ del pendolo, di 

 0"M5 delle penne; allora la massa del pendolo si innalza di ap- 

 pena di 0""^,005. 



Dunque per le piccole oscillazioni è proprio come se il peso 

 si muovesse orizzontalmente e con resistenza piccolissima relati- 

 vamente alla grande sua massa. Quindi per minime oscillazioni 

 r astaticità del jDendolo può ritenersi perfetta ; ma essa è note- 

 vole anche per oscillazioni di un centimetro , corrispondenti a 

 quelle dei terremoti disastrosi. 



