2 



Avvisatore sismico a pendolo elastico. 



Mi è parso ora necessario intrattenermi sullo studio dei ter- 

 remoti vicini o locali, specialmente trovandomi vicino all' Etna 

 facile a produrre, ad ogni semplice risveglio ei'uttivo, delle com- 

 mozioni, spesse volte passate inosservate per mancanza di stru- 

 menti adatti a poterle rilevare. 



Il mio apparecchio Fig. I ben rispondeva anche a questo 

 scopo, ma per il costo un po' elevato , non potendo essere di- 

 sgiunto dall' analogo registratore, non poteva essere adottato in 

 tutte le stazioni, come allora io ci'edevo. 



Il Chiar.mo Prof. Ricco , Direttore di tutto il servizio si- 

 smico della Sicilia, mi invitò a costrurre uno strumento econo- 

 mico, sensibile come il microsismoscopio e adatto specialmente 

 ad indicare le scosse vicine. 



Dopo lunghi e svariati esperimenti, mi convinsi che non 

 bisognava allontanarsi dal principio su cui aveva costrutto il 

 microsismoscopio , cioè : sulla elasticità delle verghe metalliche e 

 quindi ridussi di molto, e, proporzionatamente le dimensioni del 

 pendolo. 



Costrutti due esemplari di questo pendolo , ne disposi uno 

 al pianterreno e 1' altro al 2^ piano del mio Osservatorio , cia- 

 scuno con un contatto elettrico j^i'opi'io e cosi li ho tenuti per 

 oltre due anni in esperimento. 



Sarebbe lungo 1' enumerare qui quante volte essi funzionaro- 

 no benissimo per scosse vicine, affermando veri e propri periodi 

 sismici locali, e per scosse anche lontane d' accordo coi grandi 

 sismometrograti di Catania, Ischia, Roma, Rocca di Papa , Pa- 

 dova etc. 



Talvolta le indicazioni di scosse vicine o locali non veniva- 

 no date dal microsismoscopio e perciò nella nuova costruzione per 

 i modelli di Catania, Caltagirone, Palermo, Reggio Calabria e 

 Bucarest vi introdussi anche questo pendolino, con ottimi risultati. 



