4 



Avvisatoye sismico a pendnìo elastico. 



Sulla base B al posto ove era. il punto di appoggio della 

 verghetta, ho collocato il sostegno a braccio >S', a guisa di pila- 

 sti'ino, alla cui estremità , per mezzo della vite di joressione V 

 tiene sospesa rigidamente V asticella di acciaio A del diametro di 

 millim. 2, 3 lunga millim. 300. 



Questa asticella reca la palla, o massa di ottone P del pe- 

 so di grammi 290 la quale ha, inferiormente, un ago di platino 

 che penetra in uno dei forellini del dischetto metallico D che 

 vi sta sotto, sul piccolo sostegno costrutto in modo da potersi 

 alzare o abbassare e girare sopra se stesso per ben regolarsi; 1' ago 

 però non tocca l'orlo platinato del fòro stesso. 



Il dischetto ha quattro tbrellini del diametro di mill. 1 — 

 1 Vi — 1 Va — 2 — e trovandosi i]i posizione eccentrica rispetto 

 all' asse del pendolo jjuò essere collocato con qualunque dei fori 

 e rendere così più o meno sensibile l'apparecchio. 



Sulla medesima base ho fissato 1' elettrocalamita E la quale 

 ha r ancora coli' esti^emità ricurva ad uncino in modo da tenere 

 fermato , per mezzo della leva L , V orologio tenendo alzato 

 verso sinistra il suo pendolino. i 



Sopravvenendo una lievissima scossa, 1' ago del pendolo P 

 tocca r orlo del fòro del dischetto e, per mezzo di comunicazioni 

 elettriche, invisibili nello strumento, chiude il circuito e l'ancora 

 dell' elettrocalamita viene attratta lasciando libera la leva che tie- 

 ne fermo il pendolino dell' orologio il quale così si mette in moto. 



Frattanto 1' estremità più pesante di detta leva cade sopra 

 r incudinetta metallica sottostante, invisibile nella figura, e chiu- 

 derido un altro circuito, fa suonare il campanello d' allarme : così 

 si ha l'avviso e l'ora precisa in cui avviene la scossa. 



I due serrafili x e x' servono per le comunicazioni colle pile 

 e col campanello. 



Quando poi, oltre la prima scossa, si volessero le indicazioni 

 di quelle successive , bisognerà aggiungere il mio registratore 

 a carta continua, descritto in altre pubblicazioni, e ultimamente 

 nel Bollettino della Società sismologica Italiana voi. I fas, VI. 



