Prof. G. P. Grimaldi e Dott. G. Accolla 



[Memoria XIV.] 



Per raggiungere il nostro scopo abbiamo dovuto costruire un apparecchio tale da per- 

 mettere di misurare con sicurezza piccolissimi allungamenti : di esso diamo qui appresso 

 una descrizione particolareggiata. 



II 



Le disposizioni escogitate dai diversi sperimentatori per determinare con grande esat- 

 tezza e sensibilità piccole variazioni di lunghezza sono principalmente fondate sul metodo 

 delle frangie d' interferenza di Fizeau, o su quello dello specchio girevole o a tre punte, 

 (leva a riflessione di Cornu). 



Il primo metodo, al quale ricorse Nagaoka nei suoi numerosi e importanti lavori sulla 

 magnetostrizione, come questo sperimentatore stesso fa osservare, (1) non si presta bene 

 per misure rapide, quantunque le frangie d' interferenza possano talvolta servire da micro- 

 metro estremamente sensibile. 



In sua vece egli ha adottato il metodo dello specchio a tre punte con una disposi- 

 zione ottica semplice e ingegnosa che permette di renderlo sensibilissimo con relativa fa- 

 cilità. 



L' apparecchio di Nagaoka fu impiegato alla misura delle variazioni di lunghezza di 

 sbarre od ovoidi orizzontali; in seguito però Honda e Shimizu (2), per non parlare di altri, 

 adoperarono un apparecchio il quale era fondato sullo stesso principio e che serviva per 

 misurare variazioni di lunghezza su fili situati in direzione verticale. 



L' apparecchio (3) impiegato nelle nostre ricerche è anche fondato sullo stesso princi- 

 pio, ma ne differisce molto nella disposizione sperimentale ; esso è rappresentato in gran- 

 dezza due volte e mezzo più piccola del vero nella Fig. I della annessa tavola. E collocato 

 in una stanza posta a tramontana e sostenuto, per mezzo di una sospensione a ginocchio, 

 dalla robusta mensola M solidamente fissata a un muro maestro interno. 



Si compone di una parte fissa e di una parte mobile. La parte fissa è costituita dal 

 telaio ABB'A' nel quale le aste cilindriche AB e A'B', lunghe m. 1,50 ciascuna, sono 

 di rame e le spranghete rettangolari AA' e BB' di ottone come il resto dell'apparecchio. 



Alla spranga BB' sono avvitate le due colonne D, D' le quali sostengono la piatta- 

 forma orizzontale EE', e su questa si innalzano le tre colonnine uguali G, G', G", che a 

 sfregamento dolce passano attraverso tre ghiere fortemente avvitate alla piattaforma LL'. 

 Di queste ghiere due H ed H' sono visibili nel disegno, la terza rimane nascosta da altri 

 pezzi. 



La piattaforma LL si appoggia contro i dadi V, V spinta daile due spirali d'ottone 

 /, /' che circondano due pilastrini fissati alla piattaforma EÉ . Per mezzo di questi due 

 dadi la piattaforma LE può essere innalzata od abbassata con grande regolarità. 



La parte mobile dell' apparecchio è sospesa per mezzo del filo da cimentare e si com- 

 pone del telaio NOO'N' ; alla parte inferiore di esso è fissata a vite la colonnina Q che 

 sostiene la piccola piattaforma P. 



Per smorzare le eventuali oscillazioni del sistema i due cilindretti di ottone R, R' si 

 fanno pescare in due tubi di vetro contenenti glicerina e debitamente fissati a muro. 



(1) Phil. Mag. Ser. 'V, voi. 37, pag. 131 (1894). 



(2) Phil. Mag. Ser VI, voi. 4, pag. 341 (1902). 



(3) Questo apparecchio fa assai bene costruito dal meccanico A. Rubino di questo Istituto. 



