Influenza delie scariche oscillatorie e del magnetismo, ecc. 



3 



Lo specchietto piano S è montato verticalmente sopra una lastrina rettangolare di ot- 

 tone, che porta tre punte acuminate di acciaio accuratamente costruite, delle quali due sono 

 fissate per mezzo delle vitine a e c ; la terza, appena visibile nella figura, si può avvici- 

 nare o allontanare dalla retta che congiunge le altre due a seconda della maggiore o mi- 

 nore sensibilità che si vuole dare all' apparecchio : questa punta si fìssa mediante la viti- 

 na b. 



Il piccolo dado a vite d serve a regolare il centro di gravità del pezzo in modo che 

 esso rimanga in equilibrio sulle tre punte. 



La punta b appoggia sopra una lastrina di vetro fissata sulla piattaforma P; le punte 

 a e c appoggiano sopra il taglio di una scanalatura accuratamente incavata sulla piatta- 

 forma LL' parallelamente ed a piccola distanza dal bordo anteriore. 



L' estremità superiore del filo FF di cui si tratta di misurare le variazioni di lun- 

 ghezza viene saldata in argento in un foro centrato praticato all' estremo inferiore di ottone 

 dell' asta cilindrica Z di zinco fissata per mezzo di una robusta vite di pressione alla 

 ghiera Y; V estremità inferiore è congiunta mercè il tubicino di rame V pure con salda- 

 tura in argento ad un grosso filo d' ottone U. L' estremità inferiore di U è poi opportu- 

 namente fissata al pezzo NN' . 



Al sistema mobile dell' apparecchio è sospeso per mezzo d' un filo flessibile /' un 

 piattello metallico munito di smorzatori a glicerina, su cui si possono collocare dei pesi 

 in modo da assoggettare il filo F su cui si esperimenta a carichi iniziali variabili a vo- 

 lontà. 



Il filo f prolungandosi inferiormente passa attraverso un foro centrale del piattello e 

 porta due pesi di piombo P u P, separati 1' uno dall' altro da due centimetri circa del me- 

 desimo filo, esattamente centrati e pescanti in un bicchiere pieno di glicerina, il quale scor- 

 revole in apposita ghiera, può essere abbassato od innalzato senza spostamenti laterali. 



Per ridurre al minimo l' adesione di P, sul fondo del bicchiere e di Pi sulla faccia 

 superiore di P 2 , questi pesi riposano su tre punte fissate alla parte inferiore di ognuno di 

 essi. Con tale espediente si raggiunge il risultato di far agire i pesi gradatamente, evitando 

 così le scosse derivanti dalle brusche variazioni di carico. 



Avevamo immaginato dei congegni per sollevare delicatamente i pesi del bicchiere; ma 

 1' esperienza ci dimostrò che si possono evitare le scosse sollevando od abbassando deli- 

 catamente a mano il bicchiere dentro la ghiera, senza ricorrere a disposizioni complicate. 



Perchè 1' apparecchio dia risultati perfettamente regolari è necessario che il punto di 

 sospensione del filo da cimentare e il centro del foro della lastra BB' stiano sopra la stessa 

 verticale e che il bordo posteriore della piattaforma mobile P non tocchi la piattaforma 

 fìssa LL' pur essendone assai poco discosto. 



Tale condizione si otteneva senza eccessiva difficoltà regolando con cura le parti mo- 

 bili dell' apparecchio, dopo aver tolto al filo la torsione. 



Un po' obliquamente davanti allo specchietto è collocato un collimatore da spettrosco- 

 pio con la fenditura orizzontale nel cui centro è attaccato un filo sottilissimo di quarzo. 



Esso è illuminato dalla fiamma di una candela mantenuta in posizione costante. 



Il fascio di raggi paralleli che escono dalla lente del collimatore riflesso dallo spec- 

 chietto viene raccolto da un cannocchiale munito di oculare micrometrico. 



Si ottiene così un' immagine estremamente netta del filo di quarzo e nella parte cen- 

 trale spicca una riga brillante e sottilissima che permette, quando l'apparecchio è ben re- 



