4 



Prof. G. P. Grimaldi e G. Accolla 



[Memoria XIV.] 



golato, di fare la puntata con un errore che diffìcilmente eccede una divisione del tam- 

 buro del micrometro. 



Ili 



L' apparecchio qui descritto era stato dapprima costruito per studiare le variazioni di 

 lunghezza dei fili di nickel per magnetizzazione longitudinale e per tale scopo si fecero di 

 rame le aste del telaio, di zinco 1' asta cilindrica Z e il filo U di ottone, in modo da co- 

 stituire un sistema approssimativamente compensato per la temperatura. 



In seguito 1' apparecchio fu adibito alla misura delle variazioni di lunghezza di fili di 

 ferro soggetti a trazione. La compensazione in questo caso non era più esatta, nè si cercò 

 di ottenerla, giacché si potè constatare che le variazioni lente di temperatura, quali quelle 

 che si verificano normalmente in una stanza esposta a tramontana, non impedivano di ot- 

 tenere risultati attendibili. 



In prova di ciò riportiamo a titolo d' esempio nella seguente tabella le variazioni di 

 lunghezza subite da un filo di ferro ricotto (N. 1) misurate di 5 in 5 minuti al variare 

 della temperatura ambiente, la quale, da 15°, alle 14 h , scese a 14°, 3 alle 17'' 5 m . 



ORA 



Accorciamento 

 in u 



ORA 



Accorciamento 

 in [x 



ORA 



Accorciamento 

 in a 



, 4 h -m 







j j h ^ m 



0, 5 5 



i6 h 5 m 



1, 49 



» IO 



0, 12 



» IO 



0, 58 



» IO 



1,56 



» 15 



0, 23 



» 15 



0, 65 



» 15 



1, 56 



» 20 



0, 25 



» 20 



0, 77 



» 20 



1, 69 



» 25 



0, 32 



» 2 5 



0. 8 ! 



» 25 



1,81 



» 30 



0, 37 



» 3° 



o,95 



» 30 



1, 90 



* 35 



0, 30 



* 3 5 



I, 04 



» 3 5 



1, 97 



» 40 



0, 39 



» 40 



1, 07 



» 40 



2, 07 



» 45 



0, 42 



» 45 



1 , oq 



» 45 



2, 09 



s> 50 



0, 46 



» 50 



I, 16 



» 50 



2. 14 



> 5 5 



0, 49 



» 5 5 



I, 25 



» 5 5 



2, 20 



15 



0, 5 3 



16 



r, 30 



17 



2, 29 











» 5 



2,43 



Si desume dall' esame delle cifre riportate che la maggiore variazione di lunghezza 

 verificatasi in 5 m era di \t 0,19, mentre essa ordinariamente si aggirava intorno alla me- 

 dia di |a 0,07. Quando le variazioni di lunghezza erano maggiori del valore medio sopra 

 riportato quando le vibrazioni del muro di sostegno dell' apparecchio, dovute al passag- 

 gio di carri nelle vie adiacenti all' editìzio universitario o al muoversi d' una persona in 

 luoghi prossimi a quello dove si esperimentava, impedivano di ottenere nelle misure risul- 

 tati regolari, le osservazioni si rigettavano. 



Il riscaldamento prodotto da irradiazione sul filo avrebbe avuto influenza sensibile ; 

 però questa causa perturbatrice venne eliminata mediante diaframmi di cartone d' amianto 

 opportunamente disposti. 



