Influenza delle scariche oscillatorie e del magnetismo, ecc. 



5 



In tutte le esperienze 1' obbiettivo del cannocchiale di circa 40 cm. di distanza focale 

 era a 1! m. dallo specchietto, e in tale condizione quando la distanza tra la punta b e la 

 congiungente le due punte a e c era di mm. 2,94 una divisione del tamburo del micro- 

 metro oculare corrispondeva ad una variazione di lunghezza del filo di circa |x 0,02. 



Riducendo la distanza tra le punte si sarebbe ottenuta agevolmente una sensibilità qua- 

 drupla e di gran lunga più grande ricorrendo a un cannocchiale di più forte ingrandimento; 

 ma nel nostro caso non era necessario spingere la sensibilità al massimo perchè le cause 

 d' errore delle quali parleremo più oltre avrebbero reso poco attendibili i risultati ottenuti. 



In certi casi anzi abbiamo diminuito la sensibilità dell' apparecchio aumentando la di- 

 stanza suindicata. 



Il cannocchiale ad oculare micrometrico di cui s' è parlato era montato orizzontalmente 

 sulla colonna d' un catetometro. Sopra e sotto di esso furono fìssati due cannocchiali au- 

 siliarii più piccoli (distanza focale dell'obbiettivo di ciascuno 16 cm. ) girevoli tanto attorno 

 ad un asse verticale quanto ad uno orizzontale, i quali, in mancanza di oculari microme- 

 trici, furono muniti di reticoli tracciati su vetro. 



IV 



Per ridurre in misura assoluta gli spostamenti dell' immagine del filo di quarzo 

 osservati nei cannocchiali bisognava procedere alla taratura degli apparecchi. 



Essa si otteneva in modo diverso a seconda che per le deformazioni cui si assog- 

 gettava il filo con pesi tensori differenti era applicabile approssimativamente o pur no la 

 legge di Hooke. 



Nel primo caso, cioè nei limiti della validità di questa legge, si misurava da un lato 

 lo spostamento che I' immagine del filino di quarzo subiva rispettivamente in ognuno dei 

 tre cannocchiali e dall'altro con un catetometro di Starke munito di oculare micrometrico si 

 misurava l'allungamento in valore assoluto del filo con un carico più forte, cioè con quello 

 necessario per condurre 1' immagine del filo di quarzo dal cannocchiale più alto al più basso. 



Il catetometro di Starke era situato a circa 1 metro di distanza dalla colonnina che 

 sostiene la piattaforma P dell' apparecchio. Su questa colonnina era attaccata una striscio- 

 lina di carta bianca il cui bordo si poteva nettamente collimare. 



Quando il carico iniziale del filo in esame ( N. 1) era di 1800 gr. l'immagine del 

 filino di quarzo si formava nel 1° cannocchiale (il più alto) : l'allungamento subito dal filo 

 per 1' aumento di 5 gr. del carico era in media di divisioni 2,9 del reticolo. 



Col carico 2021 grammi necessario per condurre 1' immagine del filino di quarzo 

 nel secondo cannocchiale 1' allungamento per 5 gr. di sovraccarico corrispondeva in media 

 a 174 divisioni del tamburo. 



Col carico di 2212 gr. che conduceva 1' immagine nel 3° cannocchiale 1' allunga- 

 mento per 5 gr. era in media di divisioni 2,9, valore uguale a quello trovato col 1° can- 

 nocchiale, ciò che ci fa ritenere applicabile in questo caso la legge di Hooke con appros- 

 simazione sufficiente. 



L'allungamento del filo in valore assoluto misurato col micrometro oculare del cateto- 

 metro di Starke ( a sua volta tarato a mezzo di un metro campione ) per la variazione di 

 carico da 1800 a 2212 grammi era di |J- 287,80. 



Da questa cifra si deduce che un decimo di divisione dei reticoli del primo e terzo 



