198 



D. BODDAERT 



4 



2) L'effetto della torsione del filo di sospensione è affatto trascurabile. 



3) L'inclinazione 3 dell'asse del magnete deviatore sull'orizzonte può dipendere 

 dalle forchette del sostegno, dalla non orizzontalità dell'asta metrica, oppure dall'in- 

 clinazione dell'asse magnetico rispetto all'asse di figura. Quest'ultima è di circa 12' 

 per il magnete N. 3; e di 5' pel N. 1. Ho verificato che le forchette sono foggiate in 

 modo che l'asse di figura del magnete rimane parallelo all'asse dell'asta metrica, 

 e che l'asta metrica è sensibilmente orizzontale quando il teodolite è ben livellato ; 

 d'altra parte il teodolite stesso rimase sempre livellato entro 3-4' ; mentre, ponendo 

 anche 8= 1°, si avrebbe ancora rfq)<0',2. 



Inoltre l'inclinazione p dell'asta metrica ha per effetto di diminuire la distanza R 

 nel rapporto R : R(l — cos P): quindi 3 sarebbe trascurabile finche rimanesse infe- 

 riore a 1°20'. 



4) L'effetto di uno spostamento laterale 6 dell'asse magnetico del magnete 

 deviatore rispetto all'asse dell'asta metrica è trascurabile finché non raggiunga 1°, 

 mentre avevo e<12' per N. 3; e 9<5' per N. 1. 



5) Il difetto di perpendicolarità tra i verticali passanti per gli assi del ma- 

 gnetino deviato e dell'asta metrica produce in <p un errore inferiore a 0',2 finche 

 non oltrepassi 1°; ora ho verificato che la perpendicolarità dei due piani si mantiene 

 entro pochi minuti primi. 



6) Se i centri dei due magneti si trovassero in due piani orizzontali diffe- 

 renti, ammesso che la distanza di questi due piani ammontasse a 1 min, l'errore 

 in <p non giungerebbe a 2" ; ora per mezzo del traguardo di ottone che si può porre 

 sulle forchette di sostegno al posto del magnete deviatore si è sicuri di disporre i 

 due magneti in modo che i due piani considerati non distino di più di 1 min. 



Concludendo si vede che le condizioni di esattezza dello strumento erano tutte 

 ampiamente verificate. Ciò non toglie che si debba cercare di ridurre al minimo le 

 sopradette cause strumentali di errore, potendo parecchie di esse influire nel mede- 

 simo senso. Si vede pure quante debbano essere le cautele per ottenere una buona 

 misura della Componente orizzontale, specialmente nella determinazione dell'angolo 

 di deviazione alla distanza maggiore. 



