b5S 



CESARE AIMONETTI 



2 



in 4', e si leggono ciascuno con una coppia di microscopi micrometrici, diametral- 

 mente opposti, i quali danno direttamente i 2". 



Perciò nel campo di ciascun microscopio sporge dal basso un pettine munito 

 di cinque denti (V. Tavola), comprendenti quattro intagli che corrispondono a due 

 divisioni del lembo; sicché ognuno di essi equivale a 2'. I due fili paralleli, mobili 

 per mezzo della vite micrometrica, percorrono, ad ogni giro di essa, l'intervallo com- 

 preso tra due denti consecutivi ; e siccome la rotella graduata della vite microme- 

 trica è divisa in 60 parti, ciascuna di queste corrisponde a 2". 



Il metodo di lettura è molto semplice : fissato uno dei denti del pettine, per 

 esempio, il dente di mezzo, come indice dell'istrumento, si farà sul circolo graduato 

 la lettura dei gradi e delle quaterne di primi che corrispondono alla divisione che 

 precede l'indice; indi, portati i fili del micrometro a comprendere detta divisione, 

 si leggeranno due primi se oltre tale divisione sporge un dente del pettine, indi 

 sulla rotella i doppi secondi. Praticamente conviene leggere i denti del pettine come 

 equivalenti ad 1' ed ogni divisione della rotella ad 1". In tal caso la somma delle 

 due letture così fatte ai due microscopi opposti, ne dà direttamente la media. 



Il cannocchiale è fissato ad un'estremità dell'asse di rotazione, ed è equilibrato 

 da un contrappeso fissato all'altra estremità. Ha l'obbiettivo dell'apertura di mm. 60 

 e di lunghezza focale cm. 48. E munito di tre oculari diritti, e di un oculare spez- 

 zato, a cui si possono adattare i tre oculari diritti. A diversi oculari corrispondono 

 i seguenti ingrandimenti, determinati con un dinametro di Simms, ed ottenuti facendo 

 il rapporto fra il diametro utile dell'obbiettivo e quello dell'anello oculare, quando 

 il cannocchiale è in condizione telescopica : 



Oculare diritto 1° Ingrandimento 36 circa 



2° 50 



» » 3° „ 72 „ 



„ spezzato 1° „ 42 „ 



'2° „ 61 „ 



n ■ 3° „ 88 „ 



Durante le osservazioni si adoperò sempre l'oculare spezzato n° 2, corrispon- 

 dente all'ingrandimento 61, essendosi notato che coll'oculare 3 venivano anche in- 

 granditi molto i fili del reticolo e quindi pareva meno sicura la collimazione. 



Il reticolo è formato da 9 fili verticali fissi, di cui tre centrali vicini e sei la- 

 terali distribuiti simmetricamente tre per parte, e distanti di circa 3' 15" l'uno dal- 

 l'altro ; da un filo verticale mobile con vite micrometrica, la quale ha il tamburo 

 graduato diviso in 100 parti, di cui ognuna corrisponde a circa 0",9; di una coppia 

 di fili orizzontali paralleli, distanti fra di loro di 29",4. Il reticolo può girare at- 

 torno al suo asse di 90°, in modo da poter disporre orizzontalmente i fili verticali. 

 Il campo del cannocchiale nelle osservazioni notturne può essere illuminato da una 

 lampadina ad olio situata all'altra estremità dell'asse, a sufficiente distanza perchè 

 il calore emesso non produca delle ineguali dilatazioni nelle differenti parti del- 

 l'istrumento. 



