3 DETERMINAZIONE DELLA LATITUDINE DELLA SPECOLA GEODETICA, ECC. 359 



L'istrumento è fornito di due livelle a serbatoio, protette contro le brusche va- 

 riazioni di temperatura da un manicotto di vetro : una mobile, che può rimanere 

 appoggiata sui perni dell'asse di rotazione durante le osservazioni ; l'altra fissa, pa- 

 rallela al circolo verticale, detta livella zenitale, o di spia. Sono entrambe graduate 

 collo zero ad un estremo ; la graduazione comprende 60 divisioni, che corrispondono 

 alla lunghezza complessiva di mm. 108; sicché ogni divisione è lunga mm. 1,8. Il 

 valore angolare di P fu determinato per ciascuna livella mediante differenti serie di 

 osservazioni fatte coll'esaminatore Bamberg del Gabinetto di Geodesia (1), e si tro- 

 varono i seguenti risultati : 



Livella mobile : 



l a serie : 



P = 



1",088 



+ 



0",010 



» » 



2* , 



P == 



1",223 





0",011 





medio : 



P = 



1",156 



± 



0",011 



Livella zenitale : 



l a serie: 



P =s= 



1",107 



± 



0",012 





2 a „ 



P = 



1 ",163 





0",017 



» » 



3* , 



P = 



1",U9 





0",013 



» » 





P = 



1",103 





0",019 





medio : 



P = 



1",123 





0",015 



Per leggere i circoli graduati nelle osservazioni notturne si adattarono di fianco 

 ai microscopi, per mezzo di leggerissime morsette, delle lampadine elettriche azio- 

 nate da un accumulatore. 



Siccome la graduazione del circolo verticale procede nel senso contrario a quello 

 del movimento degli indici dell'orologio, ed il sistema dei microscopi è fisso, mentre 

 il circolo è girevole col cannocchiale ; se si indicano con D ed S le letture fatte col- 

 limando all'oggetto col teodolite nelle posizioni destra e sinistra; con p, q; p', q' le 

 letture rispettivamente fatte agli estremi della bolla della livella zenitale, ni la let- 

 tura corrispondente al punto medio della graduazione della livella (30), k" il valore 

 angolare di una sua parte, Z lo zenit strumentale (posizione dello zenit), e z la di- 

 stanza zenitale, le letture corrette della inclinazione della livella saranno : 



D' = D + (?±*--m)k" 



S > = S+ - m) k" 



e quindi: 



S' X>' ry S' + D' 



z=-^—; e Z = —^—. 



Dovendosi adoperare tale istrumento alla misura di distanze zenitali, renderò 

 in questa memoria conto delle osservazioni fatte per studiare le parti di esso che 

 hanno speciale importanza per tale misura, cioè: la livella zenitale, i microscopi 

 annessi al circolo verticale, e il circolo verticale. 



(1) Cfr. C. Aimonetti, Un esaminatore di livello, " Atti della R. Acc. delle Scienze di Torino 

 voi. XXXVII. 



