360 



CESARE AIMONETTI 



i 



Esame della livella zenitale. 



Per eseguire questo esame, collocai la livella sui due sostegni appositi sul banco 

 dell'esaminatore delle livelle Bamberg: indi, dopo aver disposto allo zero la vite 

 micrometrica dell'esaminatore, portava un estremo della bolla allo zero della propria 

 graduazione, poscia facevo girare la vite micrometrica dell'esaminatore di 5 in 5 

 parti, leggendo ad ogni volta la posizione degli estremi della bolla a e b quando 

 essa era ridotta al riposo, procedendo cosi per tutta la graduazione della livella. 

 Da queste letture si dedussero gli spostamenti del centro della bolla corrispondenti 

 a ò p della vite dell'esaminatore, e tenendo conto del valore angolare di una parte 

 di esso, e degli errori periodici della vite, si ricavarono i valori angolari di l p della 

 livella. 



Nella seguente tabella sono riepilogati i risultati ottenuti in una prima serie 

 di osservazioni : 



Temperatura 12°,4. Lunghezza della bolla 26 p circa. 



Letture 

 sull'esami- 

 natore 



Letture 



Intervallo 



Letture della bolla 



a + b 



Spostamento 

 del centro 

 della bolla 



Valore 

 angolare 

 di IP 



corrette 



in parti 



in secondi 



a 



b 



2 







0,6 







0,0 



26,9 



13,45 











4",9 



4",9666 









4",65 



1",0681 



5 



,5,5 







4,6 



31,6 



18,10 









4,8 



4 ,8653 



3,85 



1 ,2637 



10 



10,3 







8,5 



35.4 



21,95 









4,7 



4 ,7639 







5,10 



,9341 



15 



15,0 







13,6 



40,5 



27,05 











4,7 



4 ,7639 





3,60 



1 ,3233 



20 



19,7 







17,2 



44,1 



30,65 











4,7 



4 ,7639 







5,10 



,9341 



25 



24,4 







22,3 



49,2 



35,75 







4,8 



4 ,8653 







4 ,20 



1 ,1584 



30 



29,2 





26,5 



53,4 



39,95 











5,0 



5 ,0680 









5 ,00 



1 ,0136 



35 



34,2 







31,5 



58,4 



44,95 

 7 







Quantunque si fosse tenuto conto in questa serie dell'errore periodico della vite 

 dell'esaminatore, si è cercato di utilizzare nell'esame della livella un giro completo 

 della vite di esso, riportando alla fine di ogni serie l'estremo della bolla allo 0, per 

 mezzo della vite del basamento dell'esaminatore, che trovasi al disotto della vite 

 micrometrica, e ricominciando l'esame della livella procedendo come nella serie 

 precedente. 



Si fecero così quattro serie di determinazioni girando la vite in un senso, ed 

 altre quattro serie girando la vite in senso contrario. Si ottennero 56 valori di una 

 parte della livella, dei quali si ottenne come valore medio: 



1" = 1",107 ±0",012. 



