362 



CESARE AIMONETTI 



6 



Studio dei microscopi per la lettura del circolo verticale. 



Per distinguere l'uno dall'altro i due microscopi, indico con A quello situato 

 verso l'osservatore nella posizione destra dell'istrumento, e con B quello che trovasi 

 verso l'oggetto. 



Dapprima determinai l'error medio di una lettura per ciascuno dei due micro- 

 scopi : il che ottenni portando per 20 volte consecutive i due fili del micrometro a 

 comprendere la medesima divisione del circolo graduato, e leggendo ad ogni volta 

 il tamburo del micrometro : fatta la media delle 20 letture, e calcolati gli scosta- 

 menti ò delle singole letture dalla media, dedussi l'error medio m di ogni lettura 

 colla nota formola : 



I risultati ottenuti furono : 



Microscopio A: l a determinazione m = P ,26 

 2 a , m = 0",27 



B: 1* „ w = p ,24 



2» „ m = P ,22 



onde si può ritenere come error medio di una lettura fatta ad uno qualunque dei 

 due microscopi: 



m t = P ,25. 



Cercai quindi se le viti micrometriche dei due microscopi fossero affette da 

 errori periodici o progressivi. Il metodo generalmente seguito in simili ricerche, 

 consiste nel misurare un medesimo intervallo mediante il micrometro, in punti uni- 

 formemente distribuiti sulla rotella, e nei differenti passi della vite. Dall'esame degli 

 scostamenti delle singole misure della media, si può dedurre se esistono o no i due 

 errori suaccennati; e considerando tali scostamenti come errori, ricavarne qualche 

 formola che possa esprimere la correzione da farsi ad ogni lettura. 



Come intervallo costante da misurare, adottai la distanza tra i due fili del re- 

 ticolo di ciascun microscopio, e stabilii di determinarlo portando i due fili a colli- 

 mare successivamente ad una medesima divisione del cerchio, e facendo la diffe- 

 renza fra le due letture fatte sulla rotella. A tale scopo trovai più sicuro di portare 

 i due fili a collimare successivamente ad una piccola macchia sulla graduazione, in 

 forma di un piccolissimo circoletto nero, essendo le divisioni del cerchio un poco 

 grosse per poter essere collimate con sicurezza con un filo solo. Nella seguente ta- 

 vola sono riportati i risultati delle misure di detto intervallo, fatte 15 volte in 15 

 differenti parti del tamburo uniformemente distribuite, cioè spostando ad ogni misura 

 la rotella graduata di 4 parti. Ognuno dei valori registrati per ciascun intervallo 

 è la media di quattro misure, e queste si estesero ai 4 giri della vite micrometrica 

 corrispondenti allo spostamento dei fili dal primo all'ultimo dente del pettine situato 

 nel campo di ciascun microscopio. Accanto ai singoli valori sono registrati anche i 

 relativi scostamenti dalla media. 



