364 



CESARE AIMONETTI 



8 



L'error medio di ciascun valore dell' intervallo, dedotto dalle osservazioni 

 precedenti mediante la formola 



m,. = ±l/S = ± j/IgL 

 1 n — 1 1 59 



risulta: 



per il microscopio A: ?ni = p ,18 

 . , B: m, ,s P ,21. 



Osservando che ogni valore dell'intervallo proviene dalla media di 4 valori, di 

 cui ciascuno è la differenza di due letture, si ha indicando con m m l'error medio della 

 vite micrometrica, ed m,. l'error medio di una lettura, 



2 2 I 2 ■ 



m* = mi -f- -j tw; 



e sostituendo ad il valor P ,25, si avrà: 



per il microscopio A: w m =0 p ,05 

 B: m m ==0',12. 



Errori di graduazione 

 e valori del passo delle viti micrometriche dei microscopi. 



Queste determinazioni furono eseguite misurando per mezzo della vite micro- 

 metrica l'intervallo compreso fra due divisioni consecutive della graduazione in dif- 

 ferenti parti del circolo graduato, uniformemente distribuite in tutto il cerchio. 

 Perciò collimai col filo micrometrico tre divisioni consecutive della graduazione, 

 cioè quella corrispondente ai gradi 0°, 5°, 10°, 15°, ecc., quella precedente e quella 

 seguente, ottenendo così i valori dei due intervalli adiacenti a dette divisioni. Nella 

 tavola seguente sono contenuti i valori di detti intervalli, ed i relativi scostamenti 

 dalla media, espressi in parti della rotella del microscopio. Ogni valore dell'inter- 

 vallo è la media di tre misure. 



L'esame dei valori di b registrati nelle tavole alle pagg. 9 e 10, dimostra come 

 non sia il caso di determinare qualche formola che esprima la correzione da farsi alle 

 misure, in conseguenza di errori di graduazione, essendo essi press'a poco dell'ordine 

 di grandezza degli errori di lettura. 



Gli errori medi di ciascuno dei valori ottenuti per gli intervalli 1 e 2, calcolati 

 colla formola 



