370 



CESARE AIMONETTI 



14 



azimutale quando l'asse ottico del cannocchiale era in meridiano (1), si fissava ristru- 

 mento in esso, mediante la lettura corrispondente fatta sul circolo orizzontale ; indi 

 si fissava il cannocchiale in altezza, alla distanza zenitale approssimata della stella 

 da osservare. Quando questa compariva nel campo del cannocchiale, si portava, per 

 mezzo della vite di elevazione, uno dei due fili orizzontali (avendo cura che nelle 

 varie osservazioni fosse sempre il medesimo) a bisecare la stella al suo passaggio 

 al filo di mezzo. Indi si facevano le letture ai due microscopi opposti, ripetendo per 

 ciascuno due volte la lettura del micrometro : una portando i due fili a comprendere 

 la divisione che precedeva, e l'altra portandoli a comprendere quella ch« seguiva 

 l'indice del microscopio, allo scopo di avere maggior precisione nelle letture, ed 

 anche per eliminare, se fosse apparso necessario, l'errore proveniente dal run del 

 microscopio. Letta quindi la livella zenitale, si girava l'alidata di 180°, e si colli- 

 mava alla stella successiva. Per ogni serie di osservazioni si leggeva il barometro 

 ed il termometro al principio, alla fine e verso la metà di esso : il barometro usato 

 fu un barometro aneroide Xaudet, graduato in decimi di millimetri: esso venne con- 

 frontato tutte le sere con un barometro Fortin ; la temperatura veniva letta a due 

 termometri graduati in 1 5 di grado, e disposti l'uno verso il sud e l'altro verso il 

 nord: per evitare l'effetto dell'irradiamento, il loro bulbo era circondato da un largo 

 tubo metallico, in modo che l'aria potesse liberamente circolare attorno ad esso. 

 Entrambi i termometri furono controllati in precedenza con un termometro, del quale 

 si erano verificate le posizioni dei due punti 0° e 100°. Nel calcolo della rifrazione 

 si applicò la forinola : 



log >- = log .atg^4-logi?-f-logT 



ricavando i valori di logatgz, logi?, log t dalle tavole dell' Albrecht (2). Per ciascun 

 gruppo di stelle si ritenne il valore della pressione barometrica costante, ed uguale 

 alla media delle tre osservazioni fatte in principio, alla metà, ed alla fine di ciascun 

 gruppo : per la temperatura invece, la quale presentava variazioni più sensibili 

 che non la pressione, si ritenne che variasse proporzionalmente al tempo, e quindi 

 si calcolò il suo valore per ciascuna stella in corrispondenza all' istante di osser- 

 vazione. 



Era mia intenzione di osservare in ciascuna notte tutti i quattro gruppi di 

 stelle, spostando ad ogni notte il circolo di 45°, in modo che le posizioni dello zenit 

 corrispondessero rispettivamente in ciascuna notte ai valori 0°, 45°, 90°, 135°; sicché 

 le osservazioni avrebbero dovuto durare quattro notti. A causa delle condizioni me- 

 teorologiche non sempre favorevoli, dette osservazioni durarono dal 26 luglio al 4 

 di agosto, ne poterono sempre, come sarebbe stato desiderabile, osservarsi tutte le 

 stelle di ciascun gruppo, perchè a causa di improvvisi annebbiamenti, che avveni- 

 vano anche nelle sere più favorevoli, l'osservazione di qualche stella andò perduta. 



(1) Questa determinazione fu eseguita collimando alla stella polare col teodolite nelle posizioni 

 destra e sinistra, e leggendo ad ogni volta il circolo graduato. Noto l' istante della collimazione 

 alla polare, se ne dedussero gli azimut, e quindi i valori della lettura meridiana : dei quali si prese 

 la media. 



(2) Cfr. Albrecht, Formeìn und Ifiilfstafeln fiir rjeographische Ortsbestimmuni/fn. Lipsia, 1894. 



