■7 



Frésenius (1) e condusse a risultati abbastanza coincidenti con quelli ottenuti con 

 parecchio di Jalowetz. 



Riferendo i valori ad un litro di acqua, si ha : 



ap- 



Sorgente . 

 Laboratorio 



Anidride carbonici 

 libera e semi-combinata 



Valore diieLto 



o. 3707 



o- 3713 

 o. 2919 



Vulore corretto 

 o. 2679 

 o. 2717 

 o. 1891 



Anid. carbonica totale 



o. 4264 

 o. 4588 

 o. 3770 



Risulta evidente da questi dati la notevole differenza con quelli sopi"a citati , ricavati 

 col metodo Jalowetz, e la C(jincidenza dei valori coiTispondenti all' anidiide carbonica to- 

 tale, i quali comprovano la bontà di questo metodo. 



Determinazione dell'ossigeno e dell'azoto 



Vari sono i metodi che permettono la determinazione dell' ossigeno e dell'azoto nelle 

 acque; tuttavia il classico metodo gassometrico di Bunsen , opportunamente modificato, è 

 preferito perchè conduce sempre a risultati più concordanti e attendibili. Esso è fondato sul 

 principio che se un dato volume, o peso, di acqua viene riscaldato all'ebollizione, si scac- 

 ciano i gas disciolti che, direttamente o col sussidio di una pompa a mercurio, si posso- 

 no raccogliere in una campanella graduata. 



Questa è piena di soluzione d'idrato potassico per assorbire l'anidride carbonica. Ces- 

 sato l'assorbimento con l'alcali e fatta la lettura del volume del gas, da ridursi col calcolo 

 alle volute condizioni di temperatura (0") e pressione (760 mm.), s'introduce il pirogallato 

 alcalino di recente preparazione: il volume gassoso scomparso rappresenta l'ossigeno; quello 

 residuale l'azoto che, alla sua volta, viene ridottcj a zero e 760 mm. 



L'apparecchio da noi adoperato, perchè meno suscettibile di cause di errori e più fa- 

 cile al maneggio, è quello di Preusse e Tiemann (2), il quale pcn si riduce a quello di 

 Reichardt (3) lievemente modilicato. Esso è tanto semplice che l'operatore, senza Taltiui 

 sussidio, può nello stesso giorno ripetere l'esperienza. 



Ripetiamo qui lo schema dell' appaiecchio, dandone una succinta desci'izione, onde 

 rendere più intelligibile il metodo da noi piaticato. 



Due palloni A e B, della capacità di quasi un litro ciascuno, sono uniti mercè un 

 sistema di tubi al collettore (_'. Il pallone A è chiuso con un turacciolo di caucciù ad un 

 foro, ove s'introduce un tubo piegato ad angolo retto ; questo è connesso con altro tubo 

 di vetro a Z , la cui estremità inferiore è alla sua volta connessa con altro tubo di vetro 

 del collettoi'e. 



Il collettore , che ha un diametro di 3 cm. ed un' altezza di 30 cm , è chiuso nella 

 parte inferiore da un turacciolo di caucciù a due t'ori, nei quali sono adattati due tubi ad 

 angolo retto, l'uno sporgente per l'altezza di y cm,, collegato coi pallone A; ralti(j, tanto 

 a\U> da lasentare la supertìcie del turacciolo, è collegato col pallone B. 



(1) Frésenius — loco citato p. 527. 



(2) Tiemann - Giirtner's Handbuch p. 2g8. 



(3) Zeitschritt ur fanalytisclic Chemif XI (1872). 271. 



