CORNEA VON CATAGLYPHIS BICOLOR 



1107 



»vurden mit einem Irisskalpell ausgeschnitten, bei —28 bis — 25' C in Aqua 

 Jest. eingefroren und mit einem Gefrierschnittmikrotom bei —15 bis — 12 C 

 ]{ geschnitten. Die Schnitte kamen dann in Aqua dest. auf einem Objekttrâger unter 

 3 dem Interferenzmikroskop zur Beobachtung. Um das Verdampfen des Wassers zu 

 verhindern, wurden die Deckglâser mit 38' Paraffin luftdicht umrandet. 



Fur die interferenzmikroskopische Untersuchung stand ein Zweistrahlen- 

 Interferenzmikroskop der Firma Leitz, Mach-Zehnder Typ, zur Verfiigung. Die 

 Gangunterschiede wurden mit einem Keilkompensator gemessen . 



Die interferenzmikroskopische Messung gibt Aufschluss iiber die Phasen- 

 differenz zweier kohârenter Lichtwellen, nachdem sich die eine im Einbettungs- 

 medium, die andere durch das Objekt hindurch fortgepflanzt hat. Die Differenz 

 der von den beiden Lichtwellen zurùckgelegten Wege wird als Gangunterschied G 

 bezeichnet. Er manifestiert sich im Streifenfeld als eine einfache Verschiebung 

 des Streifenmusters, deren Grosse mit einem Kompensator gemessen werden 

 kann. Aus dem Gangunterschied ergibt sich der Brechungsindex n nach folgender 

 Formel: 



G 



^^ob j — ^ ~ ^"^^'^ ' 



wobei fi^ijj der gesuchte Brechungsindex, n^^^ der Brechungsindex des Bezugs- 

 mediums (Wasser: 1.3347) und d die Schnittdicke ist. Aile Messungen wurden 

 bei einer Lichtwellenlànge von 546 iwi durchgefiihrt. 



Die polarisationsoptischen Untersuchungen erfoigten mit einem Polarisations- 

 mikroskop der Firma Leitz, Typ Biopol. Zur Untersuchung gelangten Gefrier- 

 schnitte von 10 am Dicke sowie in Durcupan eingebettete Glasmesserschnitte 

 von 4 — 5 iim Dicke. 



Ergebnisse 



a) Brechungsindices 



Nur an 29 von insgesamt 1342 Prâparaten war eine messtechnisch einwand- 

 freie Feststellung der Brechzahl môgHch. Als Kriterium fiir die Messbarkeit 

 wurde ein absolut klar erkennbarer Interferenz-Messstreifen durch das ganze 

 Objekt angenommen. Der gefundene Brechungsindex der am weitesten distalen 

 Cornearegion Hegt bei 1,490 ± 0,003, steigt in mittleren Bereich auf ein Maximum 

 von 1,535 ± 0,005 an und nimmt gegen die Grenze zum Corneazapfen wieder 

 auf 1,501 ± 0.004 ab. Das Ansteigen des Brechungsindex in der Corneamitte 

 konnte statistisch nach dem r-Test gesichert werden {p < 0,001). Der Verlauf 

 der Interferenzstreifen kann in Abbildung 1 verfolgt werden, in der der Messstreifen 

 mit Pfeilen markiert ist. 



Um ausser der Cornea noch andere Augenteile im Schnitt zu erhalten, wurden 



