Veber die Verfertigung und den Gebrauch der Alkoholometer . 243 



oder langsameres Einsenken brachte keinen erheblichen Unterschied hervor. Bei starker Verunreinigung 

 kann man auch das Instrument zuerst mit Seife und Wasser und dann auf obige Art mit VVeingeist behandeln. 



Die DifFerenzen zwischen den Versuchen haben ihren Grund meistens in dem verschiedenen Grade 

 der Empfanglichkeit der Oberflache fiir die Benetzung , welchen sie je nach der Art der Reinigung erhalt. 

 Da nun die Empfanglichkeit, wohl geringer, nicht aber grosser sein wird, als jene, welche dem Instrumente 

 durch die moglichst beste Reinigung ertheilt wird, so folgt, dass bei verschiedenen Angaben des Instru- 

 mentes, in soferne diese Verschiedenheit von der Art der Reinigung abhangt, jene der Wahrheit naher 

 kommen, bei welchen das Instrument tiefer einsinkt, d. h. die hohere Angabe ist die richtigere. 1st die 

 Temperatur des Instrumentes von jener der Flussigkeit bedeutend verschieden, so muss es im ersten 

 Augenblicke einen unrichtigen Stand angeben, indessen gleicht sich der Unterschied ziemlich schnell aus. 



Eintheilung oder Graduirung der Scalen. 



8. Um die Scale wenigstens naherungsweise von einer gewunschten Lange zu erhalten, muss man 

 das Verhaltniss zwischen dem Volum der Rohre und des Untertheiles des Instrumentes kennen. Sei k' das 

 Volum, welches im Wasser einsinkt, /jenes der Rohre von bis 100, die specilischen Gewichte =$' 

 und s'\ so ist nach friiherem 



und da 



k's=W+f)s" und f=k' 



.9 =1; 8 " = 0,7951 . • . . f= 0,2617 k, 



oder das Volum der Rohre von bis 100 ist etwas grosser, als V4 jenes Volums, welches im Wasser ein- 

 sinkt. Ist (Fig. 3) der Durchmesser der untern dicken Rohre = Z>, ihre Lange = //, wobei man diese 

 etwas grosser nimmt, um auch den Hals d e sammt der Kugel nach dem Augenmaasse in Rechnung zu 

 bringen, der Durchmesser der obern Rohre = rf, der Fundamental-Abstand =/, so ist 



d 2 l=0 ,2577 Z) 2 # odernahe d 2 l=±-D 2 H, 



woraus 



Z. B. wenn D = 0"8, H=2:5, /=6% folgt rf = 0V256; oder, wenn rf=0'. , 88, Z>und^wie 

 oben, so wird / = 5',1. 



Auf diese Art wird man eine verlangte Lange fiir die Scale naherungsweise erhalten. Der praktische 

 Kunstler kann sich noch auf andere Weise helfen, indem er das untere Volum an der Blasflamme entspre- 

 chend andert. 



Die ganze Lange des Instrumentes nach Fig. 3 betragt gewohnlich 12 bis 14 Zoll. Da es nun vor 

 allem wunschenswerth ist, die Theile der Scale moglichst gross zu machen, so soil die Rohre cd nicht 

 uber 3, hochstens 3 7a Zoll lang werden. Hat dann der untere Hals sammt der Kugel etwa2Zoll, 

 so bleiben fur die Scalenrohre noch bei 8 Zoll und der Fundamental-Abstand / kann wenigstens 6 Zoll 

 erhalten. Das Thermometer soli sich von etwa — 10° bis +35° oder k0° R. erstrecken und diese 50 Grade 

 sollenetwa 2 Zoll lang werden; indessen konnen die Grade ohne Nachtheil noch etwas kleiner sein, so 

 dass die Thermometerscale in der Rohre cd immer leicht Raum findet. Diese sowohl als die obere Scale 



a sind gewohnlich von Papier. 



9. Ist das Instrument bis auf die Scale fertig und so adjustirt, dass der O-Punkt zweckmassig zu lie- 

 gen kornmt, so schreitet man zur scharfen Bestimmung des Fundamental-Abstandes /. In die oben noch 

 offene Rohre wird eine in gleiche Theile getheilte Hilfsscale eingeschoben. Die Grosse dieser Theile ist 

 willkurlich; zweckmassig kann man 20 bis 30 derselben auf den Zoll nehmen. Nun wird der 0-Punkt 



31 * 



