Verfi 



245 



Man kann auch die Belastung q von Aussen am untern Ende des Instrumentes anbringen, allein dann 

 muss sie wegen des Gewichtsverlustes im Wasser vergrossert werden. 1st diese Belastung von geschla- 

 genem Messing, so ist sie von Aussen = y-J--^- q, wenn q die obige Bedeutung hat. Fur vorstehendes 

 Beispiel, wo q = 22,94 Gran gefunden wurde, ist ^-q = 3,06, und die Belastung von Aussen = 26,00 Gr., 

 wenn sie aus geschlagenem Messing besteht. 



Bei alien diesen Untersuchungen zur Bestimmung der zwei Normalpunkte der Scale wird voraus- 

 gesetzt, dass die Fliissigkeiten die Normaltemperatur von 12° R. haben ; indessen ist dieses beim Wasser 

 in einer besonderen Scharfe nicht nothig, da bei diesem eine Abweichung von 1° nur einen Fehler 

 von 7z Procent in der Scale veranlasst. 



Wa 



nehme hierauf aus der Tabelle HI die Zahl = d 9 welche neben der beobachteten Temperatur in der 

 zweiten, oben mit bezeichneten Spalte steht, so ist die Verbesserung 



_ O + q) d 



- c€7 10000 «* , ; f n | 



wobei d als eine ganze Zahl anzusehen ist, und dieses x ist fur Temperaturen fiber 12° von q abzuziehen, 

 im Gegentheile zu addiren. 



Ware fur obiges Beispiel die Temperatur des Wassers == 19° R., so ist aus Tabelle III d = 15, 



und verbessert 



q = 22,94 — 0,72 = 22,22 Gran. 



10. Da auf solche Art der Fundamental-Abstand / bei jedem Instrumente besonders gesucht und 

 getheilt werden muss , gerade wie bei Verfertigung der Thermometer , so sieht man, dass die genaue 

 Graduirung der Alkoholometer-Scalen mittelst der Tabelle II fur den Kunstler eine bedeutend mfihevolle 

 Arbeit ist. Diese wird jedoch durch ein allgemeines Scalennetz, Fig. 5, wesentlich erleichtert. 

 ab, cd sind zwei parallele gerade Linien in einem Abstande, der etwa = cd genommen werden kann, 

 und a b dem kleinsten, c d dem grossten Werthe / gleich gemacht , den man mit dieser Vorrichtung noch 

 theilen will. Fur die vollstandige Scale von bis 100 kann «6 = 4, cd = 8 bis 9 Zoll gesetzt werden. 

 Beide Linien werden mittelst der Tabelle II genau eingetheilt, und die Theilpunkte durch gerade Linien 

 miteinander verbunden. Hat man nun eine Scale zu theilen , deren Lange zwischen diese Grenzen fallt, 

 so wird sie parallel zu aft so auf das Netz aufgelegt, dass ihre Endpunkte auf die correspondirenden 

 Linien ac 9 bd fallen, in dieser Lage befestigt, und die Theilungslinien so gezogen, dass sie mit den 

 Punkten zusammenfallen , in welchen der Rand der Scale von den durchlaufenden Netzlinien geschnitten 

 wird. Um die Parallelstellung zu a b zu erleichtern, sind mehrere Parallellinien im Netze gezogen ; auch 

 versteht sich von selbst, dass die Theilstriche der Scale senkrecht zu ihrem Rande zu ziehen sind. Wegen 

 der Kleinheit des Maass-Stabes sind in Fig. 5 die Linien nur von 5 zu 5 gezogen. Es ist tibrigens nicht 

 nothwendig, dass gerade die Endpunkte der Scale gegeben sind; es konnen diese auch zwei andere 

 Punkte sein. Ware z. B. der Abstand der Punkte fur v = 10 und v = 92 gegeben, so wird die Scale so 

 gelegt, dass der erstere Punkt auf die Linie 10, der letztere auf die Linie 92 zu liegen kommt, und die 

 Scale vollstandig ausgezeichnet. 



Es sind noch verschiedene andere Theilungsapparate zu diesem Zwecke ausgedacht worden ; einer 

 der einfachsten und zweckmassigsten ist folgender. Ein Lineal A B, Fig. 6, enthalt eine genaue Theilung 

 der Alkoholometer-Scale, etwa fur /=10 Zoll; langs diesem kann der Winkelhacken bad mittelst des 

 Index i von Theil zu Theil verschoben werden; auch lasst sich der Winkel bad durch den Bogen e in 

 jeder Grosse feststellen. Die zu theilende Scale mm' macht mit der Kante ab einen rechten Winkel, 



