260 Simon Stamp fer. 



Wenn demnach q nicht grosser als 7 5 ist, was in der Praxis ohnehin immer der Fall sein wird, so ist 

 die mehrerwahnte einfache Regel zur Theilung der Scalen fur konische Rohren als vollig genau anzusehen. 

 Es ist iiberilussig zu bemerken, dass diese Kegel mit demselben Vortheil audi zur Theilung von Ther- 

 mometer-Scalen angewendct werden kann, wenn deren Rohren nicht genau cylindrisch sind. 



4. (Zu § 9 und 13.) Wie man sieht, kommt es bei der Verfertigung der Araometer-Scalen vor- 

 ziiglich auf die scharfe Restimmung der zwei oder drei Fixpunkte derselben an, die desshalb auch mit aller 

 Aufmerksamkeit nach §. 9 vorzunehmen ist. Dabei sollen die Fliissigkeiten die Warme von 12° R # haben 

 und wenn dieses nicht der Fall ist, auf diese Temperatur gebracht werden. Man bedient sich zum Ein- 

 senken des Instrumentes gewohnlich eines etwa 1 5 Zoll hohen, ziemlich engen Glascylinders (Fig. 8) , der 

 mit Wasser oder irgend einer Weingeistsorte gefullt ist. Allein die Temperatur der Fliissigkeit ist dann 

 in verschiedenen Hohen nicht dieselbe, wenn die Temperatur der umgebenden Luft von jener der Fliissig- 

 keit verschieden ist, und das mit dem Alkoholometer verbundene Thermometer , dessen Kugel die tiefste 

 Stelle einnimmt, kann nicht die richtige, d. i. jene Temperatur angeben, welche die den Korper des Instru- 

 mentes umgebende Fliissigkeit im Mittel besitzt. Will man die Fliissigkeit im Cylinder auf eine bestimmte 

 Temperatur bringen, indem man diesen in ein weiteres Gefass stellt, welches mit Wasser von geeigneter 

 Warme gefullt ist , so muss, wenn nicht bedeutende Fehler entstehen sollen , das aussere Wasser bis zur 

 Hohe der innern Fliissigkeit reichen, und selbst in diesem Falle ist die Temperatur in verschiedener Hohe 

 um so mehr lingleich, je grosser der Temperaturunterschied zwischen den Fliissigkeiten und der aussern 

 Luft ist. Es ist daher schwierig, im Sommer bei einer Lufttemperatur von 18 bis 20° R. die Normal- 

 punkte auf diese Weise scharf zu bestimmen, und nur dann kann eine genugende Sicherheit erwartet 

 werden, wenn dabei die Temperatur der das Instrument umgebenden Fliissigkeit durch ein besonderes 

 Thermometer gemessen wird, dessen Kugel mit der Mitte des eingetauchten Volumen des Instrumentes 

 gleiche Hohe hat. Ist hingegen die Lufttemperatur mit jener der Fliissigkeit nahe oder ganz gleich , so 

 findet auch kein merklicher Unterschied in verschiedener Hohe statt; ich halte es daher fur sicherer und 

 einfacher, die Fundamentalpunkte bei der Temperatur zu ermitteln, welche die Fliissigkeit und die um- 

 gebende Luft eben hat, und die so erhaltenen Punkte zu corrigiren. Zu dieser Correction dient folgende 

 Tabelle : 



V 



m 



V 



m 



V 



m 







 o 

 10 

 15 

 20 

 25 

 30 



0.80 



0,80 



0,80 



0,81 



0,81 



0,82 



0,83 



35 



40 

 45 

 50 

 55 

 60 

 65 



0,84 

 0,85 

 0,87 

 0,89 

 0,91 

 0,93 

 0,95 



70 

 75 



80 I 

 85 

 90 

 95 

 100 



0,98 

 1,01 

 1,04 

 1,08 

 1,12 



1,17 



1,22 





Ein genaues Alkoholometer zeige in dem Weingeiste, welcher zu dieser Untersuchung verwendet 

 wird, den scheinbaren Gehaltt/; mit diesem und der beobachteten Temperatur des Weingeistes nehme 

 man aus der Tab. Ill die zugehorige Zahl d und aus obiger Tabelle die Zahl m, so ist fur jedes Instrument, 

 welches in diesen Weingeist eingesenkt wird, die Reduction auf 



12° R =md Partes, 



und zwar ist der beobachtete Punkt zu hoch bei Temperaturen fiber 12°, im Gegentheile zu tief. Die 

 Zahl d wird hier als ganze Zahl angesehen. Rei Wasser ist auf ahnliche Art die Zahl d aus der Tab. Ill 

 zu nehmen. Ist der wahre Gehalt des Weingeistes, namlich jener, welchen derselbe bei 12° R. haben 



« 



