LATITUDINE DI TORINO 



145 



vazioni ho pubblicato. Senza ripetere la discussione contenuta nelle pagine 5-14 di 

 quella Memoria, basterà che qui sia riportata la formula definitiva 



F = 0",5725 (V — m), 



che serve per calcolare la distanza angolare F di uno dei tre fili mobili dal filo di 

 mezzo del reticolo fisso, quando sia V la lettura del filo mobile ed m quella del filo 

 di mezzo. Entrambe queste letture s'intendono corrette per gli errori periodici della 

 vite, che sono molto piccoli, e rappresentati dalla formula 



e = + p ,1297 sin (<p — 62°,83). 



Di errori progressivi non risultò traccia: la vite è di una rara perfezione da 

 un capo all'altro della sua corsa. 



Per assicurarmi dell'invariabilità di posizione del reticolo fisso rispetto all'origine 

 della numerazione sul reticolo mobile, ho osservato undici volte in dieci sere (nelle 

 quali ho pure fatto osservazioni di latitudine con questo metodo) le coincidenze del 

 filo mobile M coi 17 fili fìssi. Confrontando il quadro delle coincidenze, che dò qui 

 in appresso, col quadro analogo a pag. 6 del citato mio lavoro, si vede che la posi- 

 zione reciproca dei due reticoli non ha mutato. L'invariabilità di forma del reticolo 

 fisso è pure attestata dal quadro successivo, che dà gl'intervalli fra i fili fissi con- 

 tigui, espressi in parti del micrometro. 



Serie II. Tom. XLIV. 



B 



