LENTA POLARIZZABILITÀ DEI DIELETTRICI 



407 



determinata nelle circostanze ove la seta era allo stato naturale, e dove la sovrap- 

 posizione accurata dei fogli di armatura permetteva di ritenerne utilizzata tutta la 

 superficie. La distanza di questi, che dipendeva naturalmente dalla pressione, fu de- 

 finita dalla media di parecchie misure di spessore eseguite con una vite microme- 

 trica sopra un piccolo sistema di fogli di stagnola e di seta, alternati come nel 

 condensatore ; e sotto un peso proporzionalmente paragonabile. Lo spessore di un foglio 

 di seta solo tra due superficie levigate darebbe una dimensione troppo grande; quello 

 di molti fogli di seta semplicemente sovrapposti e compressi ne darebbe una troppo 

 piccola, perchè i fogli di stagnola si adattano, ma solo in parte, alle piccole sinuosità 

 della stoffa. La distanza media delle superficie di armatura era pertanto d=0.131 mm.; 

 la capacità 0.133 mF: onde, dicendo Mia costante del dielettrico costituito dalla 

 mescolanza di sostanza solida della seta e gasosa dell' aria e delle tracce di vapor 

 acqueo presenti, era 



_ 0.133 X 10 - 15 X 9 X 10*o y 4u X 0.0131 _ . „_ 

 28 X 28 X 19 ' 



esprimendo in unità elettrostatiche la capacità misurata in microfarad e definita dalla 

 formola 



che vale per condensatori a facce piane e superficie indefinita. 



Essendo l'energia immagazzinata in un condensatore, a parità di forza elettro- 

 statica, proporzionale al volume del dielettrico, la costante u' della parte solida del 

 dielettrico si deduce con una relazione semplice di proporzionalità. Se cioè la frazione 

 percentuale del volume totale da questa occupata è x, 



ti: X 1 = n' X x + 1 X (1 — x) 



ritenendo la costante della parte gasosa eguale all'uuità. 



Per determinare x. non potendosi applicare i metodi più elementari di misura 

 del volume specifico per immersione, perchè sarebbe difficilissimo espellere dalla massa 

 tutta l'aria, non può ricorrersi razionalmente che alla variazione di volume di una 

 nota massa gasosa in recipiente chiuso, in presenza della sostanza porosa, sotto 

 pressione diversa. 



Le osservazioni furono fatte con un volumenometro a ciò costruito, consistente 

 in un tubo manometrico graduato, di alcuni centimetri di diametro, dove pezzi di 

 stoffa di parecchi decimetri quadrati potevano essere introdotti dalla parte superiore, 

 chiusa a vite ermeticamente; alla parte inferiore si raccorda un tubo d'unione flessi- 

 bile con una vaschetta che si può spostare lungo un'asta verticale. L'apparecchio è 

 parzialmente riempito di mercurio, mentre una chiavetta superiore permette la 

 circolazione dell'aria. Chiusa quella, la pressione può variarsi spostando la vaschetta 

 tra limiti relativamente estesi, e misurarsi con grande approssimazione leggendo le 

 differenze di livello col catetometro a meno di pochi centesimi di millimetro; la pres- 



