LENTA POLAEIZZABILITÀ DEI DIELETTRICI 



435 



s'era abbassata a 3 mm. dopo 30'; dopo 1 ora non era più possibile leggere le devia- 

 zioni con sicurezza perchè troppo influenzate dalle continue piccole variazioni che 

 con questa sensibilità intervenivano nella posizione di riposo dell'ago ; certamente la 

 deviazione non arrivava a 1.5 mm., cioè la corrente a 0.65 X 10 ~ 10 ampère, cor- 

 rispondente a una resistenza di circa 130 mila megohm. 



Una causa del tutto estranea al dielettrico interveniva però qui, per cui la 

 resistenza di isolamento determinata in condizioni esterne leggermente modificate 

 non appariva costante, ed era il grande potere igroscopico della carta con cui il 

 sistema si era suggellato, non essendosi evitata la sovrapposizione di essa alle 

 lastrine di rame che davano i contatti colle armature. La resistenza era sempre 

 grandissima se prima delle osservazioni si era moderatamente riscaldato il sistema. 



Perciò questo fu un'ultima volta portato sulla lastra metallica durante parecchio 

 tempo alla temperatura più elevata che il rammollirsi dei fogli di ebanite concedeva, 

 forse a 150°, e così a caldo fu il tutto verniciato con paraffina di cui si riempirono 

 diligentemente tutte le piccole aperture. In queste condizioni si ebbero i risultati 

 migliori, e la curva di carica caratterizzata dalla tabella qui riferita, e rilevata per 

 molti giorni e settimane di seguito, non accennò più a modificarsi sensibilmente. 

 Dopo un mese dalla costruzione, durante il quale il condensatore restò esposto all'aria 

 non secca nei locali del laboratorio, la massima variazione di carica non arrivava 

 a 2, 8 °/ essendo 2 °/o ne i primi giorni: 





cm .55 



0.7 



1.1 



1.6 



2.1 



3.1 5.1 



7.1 



13.1 



21.1 



e 



250.1 



250.6 



251.2 



251.5 



251.6 



251.7 251.8 



251.8 



251.9 



252.0 



t" 



1" 



5" 



10" 



30" 



60" 











e 



253.0 



254.5 



255.0 



255.0 



255.1 











La somma di scariche residue era ancor diminuita di molto rispetto le misure 

 precedenti, ed il massimo di essa ottenibile con parecchie ore di carica non oltre- 

 passava il 22 % della scarica totale. La determinazione della resistenza tenendo conto 

 delle scariche residue dava risultato illusorio, perchè nella leggera incertezza delle 

 letture molteplici era largamente compresa la piccolissima diminuzione di carica 

 effettiva. Con 6 elementi Clark la corrente di carica si abbassava rapidamente sino 

 dai primi minuti ; dopo due ore non era possibile apprezzare con sicurezza la devia- 

 zione che non arrivava a mezzo millimetro; la resistenza doveva dunque superare 

 colla attuale sensibilità 200 mila megohm, e poteva praticamente considerarsi infinita. 



15. — Altri condensatori a seta. 



La influenza grandissima dell' acqua sui fenomeni di polarizzazione lenta era 

 dunque provata. Ma era interessante vedere se colla eliminazione più perfetta di 

 essa quei fenomeni potessero ancora venire notevolmente ridotti. Questa quistione, 



