1890.] of a Standard Scale by Sir George Shuekburgh. 187 



the actual length, of the space to 39*4 on the Shuekburgh scale may 

 be regarded with some probability as differing by not more than 

 about 0*0004 inch, or, say, the 100,000th part, from the quantity 

 which the scale indicates. 



Comparaison executee au Bureau International des Poids et Mesures entre 

 la Regie en laiton de la Societe Royale dite " Regie de Kater" et le 

 Metre international. 



La regie en laiton de la Societe Hoyale a ete disposee le 4 De- 

 cembre, 1888, dans le comparateur universel de Starke et Kammerer 

 pour y etre comparee avec la regie N du Bureau International des 

 Poids et Mesures. La regie N est une regie en laiton. 



La regie de la Societe Royale etait posee a plat sur le banc 

 nivele du comparatear pour se rapprocher le plus possible de sa 

 situation pendant les experiences de Kater. Les mesures ont ete 

 faifces le 5 Decembre, 1888, a la temperature ambiante de 9 '3° 

 (48 "7° F.), par M. le Docteur Benoit, aujourd'hui Directeur du 

 Bureau International, et M. le Commandant Defforges, chacun des 

 observateurs executant 1'un apres l'autre les pointes aux deux micro- 

 scopes du comparateur. 



On a compare, pour satisfaire au desir de M. le General J. T. 

 Walker, l'intervalle 0, 39*4 p. de la regie de Kater au metre etalon JN\ 

 En designant par S la regie anglaise, on a trouve, par une serie de 

 mesures tres concordantes : — 



S— K 



Temperature. Observateur Benoit. Observateur Defforges. 



9-284° C. +412-6/* +413-0/* 



9-347° +411-2/* +413-0/* 

 v ^ > 



Moyenne. . 9'315° +412-4/*. 



Done, en moyenne, 



a 9-315° S (0 , 39 . 4p ., = N+412-4/*. 



Or, d'apres les determinations anterieures de la regie N", Tune des 

 regies' les mieux etudiees du Bureau International, on a, a 9'315°, 



N= lm. + 212-1/*. 



Done, toujours a la temperature de 9'315°, 



S = lm. + 624-5/*. 



Done, en resume : 



s co. 39-4] 9-315° c. = 1 '0006245 m. 



