Contributo allo studio della dispersione elettrica nell'aria 



3 



fettamente centrare in maniera da garantirne il perfetto isola- 

 mento ed evitare nel contempo, a causa della sua piccolezza, le 

 rapide comunicazioni dell' aria contenuta in CO' con l 1 aria ain- 

 biente e di preservare così la fogli olina dai bruschi movimenti. 



Il cilindro FF' mercè due attacchi a 



baionetta è congiunto con BB' e con la piat- 

 taforma circolare GG\ sostenuta da una pic- 

 cola colonna A che termina inferiormente con 

 un treppiedi munito di tre viti di livello. 



L' elettroscopio è isolato per mezzo di 

 un bastoncino di dielettrina d, la quale, pur 

 essendo meno fragile dello zolfo, offre come 

 F' questo un perfetto isolamento senza bisogno 

 di far uso dei soliti essiccatori al sodio. La 

 estremità inferiore dell 1 isolante è attaccata 

 ad una eanipanellina e, e mediante tale di- 

 sposizione suggerita dal Prof. Righi (1) ven- 

 gono di molto attenuate, se non completa- 

 ■F*-.9't mente eliminate , le irregolarità dovute alla 



penetrazione della carica nell' isolante. 



L' elettroscopio consta di una stretta asticella alla quale è 

 attaccata la sottile e bene scelta fogliolina d'alluminio /', e die 

 inferiormente si prolunga in un gambo che sorregge il dischetto 

 ]) che fa da dispersore. 



Il cilindro FF non si adopera che quando 1' apparecchio è 

 in riposo ; durante le misure viene sostituito con un altro cilindro 

 il quale porta tre larghe finestre, che permettono la libera cir- 

 colazione dell 1 aria in contatto col dispersore. 



Il tilo /, ripiegato come mostra la figura e isolato da A A' 

 mercè un cilindretto di dielettrina, permette di caricare l'elet- 

 troscopio. Per risparmio di tempo la fogliolina si porta quasi 

 alla posizione voluta toccando ripetutamente e delicatamente /> 



CI) N. C. T. IX. Ser. V, \>. 53; 1905 



