- Al — 



mier des traits tracé s^par la deuxième plume. La comparai- 

 son s'achève en relevant les secondes des deux instruments 

 ainsi inscrites sur la même feuille. Un vernier spécial, le 

 releveur, permet d'exécuter facilement cette opération finale, 

 lorsque la feuille du chronographe a reçu l'heure de tous 

 les instruments à comparer. 



La comparaison chronographique est d'ailleurs contrôlée 

 autant que possible par une comparaison directe ou à l'œil. 

 Cette dernière est même seule employée pour les montres 

 de poche. 



Les aiguilles à secondes des petites montres sont souvent 

 excentriques au cadran. On en tient compte dans chaque 

 comparaison, en observant la pointe de l'aiguille dans deux 

 positions diamétralement opposées. 



Les montres ne sont conservées à l'étude que si elles ont 

 une marche inférieure à 10 s. et une variation diurne infé- 

 rieure à 2 s. 



Les montres de moindre qualité ne sont étudiées que 15 

 jours, à plat, cadran en haut, sans passer par les étuves. 



Les chronomètres de poche sont suivis dans cinq posi- 

 tions : 



à plat, cadran en haut, 8 jours 

 à plat, cadran en bas, 8 jours 

 pendus, queue en haut, 5 jours 

 pendus, queue à droite, 5 jouis 

 pendus, queue à gauche, 5 jours 



en tout 31 jours, à la suite desquels on les soumet "1\ heures 



à la glace et 24 heures à l'étuve. Quelques-uns, spécialement 



recommandés, sont suivis pendant 45 jours. 

 Les chronomètres de marine sont suivis pendant environ 



2 ou 3 mois, en passant plusieurs fois par les étuves. 

 Les 'horlogers paienl 5 iv. pour un chronomètre de poche 



et 20 fr. pour un chronomètre de marine 



