Sulla resistenza elettrica dei metalli nei diversi dielettrici 



1 



saldati rispettivamente nel centro della spranghetta u e nel centro 

 dell' asta u che riunisce le vaschette 2 e 3. La diagonale del pon- 

 te che contiene la pila era quella che dava nel nostro caso , la 

 maggiore sensibilità (1). 



Venne adoperato un eccellente galvanomet.ro aperiodico di Sie- 

 mens e Halske con magnete a campana della resistenza di 6 U. S. 

 circa e quasi completamente astatizzato. Le letture si facevano col 

 metodo dello specchio e della scala, e il cannocchiale era collocato 

 a circa l m , 50 di distanza dallo specchio. Due interruttori / e J, 

 uno nel circuito della pila, l'altro nel circuito del galvanometro, erano 

 a portata di mano quando si guardava nel cannocchiale. Un com- 

 mutatore M nel circuito della pila permetteva d'invertire la corrente. 



La pila P era una normale di Raoult, e nel circuito di essa 

 era intercalato un reostata R di Hipp, che permetteva d' indebo- 

 lire la corrente. 



Le aste di rame che stabilivano i contatti tra le vaschette 1-2 

 e 3-4 erano munite di lunghi manichi di vetro che permettevano 

 di maneggiarle senza farne variare la temperatura. 



(1) Infatti, com'è noto, ammesso che l'equilibrio del ponte non sia stabilito, l'intensità I 

 della corrente, che percorre il filo del galvanometro, è data, nella nostra disposizione, da : 



E(C'S--S'C) A 



T ~S [ (S+C) (C'+S'J+riC'+S'+S+C) ]+r(S'+S) (C'+C)+C'S' (S+C)-hSC(S'+C")~B ' (1 

 dove g indica la resistenza del galvanometro, r quella della pila e C C S S' rispettivamente le 

 resistenze dei due fili nei tubi e delle due spirali. 



Nel caso in cui si fosse scambiato, nella nostra disposizione la pila col galvanometro, è no- 

 to pure che 1' intensità /' della corrente che passa per il galvanometro è data da 



MfTS - S'C) _A. 



~g [ (ff-tO (.S'+S)+r(C'+S'+S±C)]+r(C+S) {C'+S')+SS' (C+O+CCXS+WTÌ? ' (2 

 Con A, B e B' si indicano in modo sintetico rispettivamente il numeratore e i due deno- 

 minatori delle due equazioni (1 e (2. 



Il segno di / e di I' dipende da quello di A, essendo B e B' essenzialmente positivi. Sup- 

 poniamo che A, e perciò I ed T siano positivi. Si ha: 



I-r = —, (g-r) tC'-S) (S'-C). 

 B siccome nel nostro caso 



r>g, S>C\ S'>C, 

 così la differenza è positiva, il che significa che la nostra disposizione è più vantaggiosa. 



Un ragionamento analogo conduce allo stesso risultato nel caso di A negativo. 



L' equazione (1 ci dice pure che nel nostro caso bisognava adoperare un galvanometro di 

 piccola resistenza e molto sensibile. 



