8 Sulla resistenza elettrica dei metalli nei diversi dielettrici 



Costruito così il ponte e reso astatico il galvanometro, si co- 

 minciò dall' equilibrarlo, ciò che si ottenne facendo variare la re- 

 sistenza M finché la chiusura del circuito non avesse prodotto nel 

 galvanometro che una piccola variazione. Questa operazione è un 

 po' lunga , perchè richiede una serie di tentativi per ognuno dei 

 quali bisogna disfare la saldatura di m con s e con u, rifarla , e 

 attendere che le temperature si siano equilibrate. Perù dopo un 

 certo tempo si riesce abbastanza bene, e una volta che l' equilibrio 

 approssimativo è ottenuto e la deviazione del galvanometro non 

 supera i 2 mm , V apparecchio è pronto per gli esperimenti. 



Con 1' apparecchio così costruito, per studiare le variazioni di 

 resistenza di uno dei tubi relativamente all' altro, prodotta dal die- 

 lettrico, non occorreva far variare la resistenza di alcuno dei lati 

 del ponte ; bastava leggere le deviazioni del galvanometro quando 

 uno dei tubi era pieno di petrolio e quando tutti e due erano pie- 

 ni di aria, per avere la misura del fenomeno in unità arbitrarie. 



Per ottenere però il valore assoluto di tali misure occorreva 

 tarare l'apparecchio. 



Ciò si faceva per mezzo di due resistenze ausiliarie , formate 

 con due pezzi del solito filo di rame, lunghi rispettivamente 10 mm 

 e 6 mm , e saldati a due grosse aste di rame. Si intercalavano que- 

 ste resistenze, che chiameremo resistenza I e resistenza II , alter- 

 nativamente fra le vaschette 1-2 e 3-4 e si misurava la deviazio- 

 ne del galvanometro corrispondente alla variazione che esse pro- 

 ducevano nel rappor* tra i due lati del ponte. Per eseguire le ri- 

 duzioni era necessario conoscere il valore assoluto delle resistenze 

 I e II e dei due tubi di rame. 



Tali resistenze furono misurate mediante un eccellente ponte 

 decadico di Carpentier che si è potuto acquistare in questi ultimi 

 tempi. (1) 



(1) L' acquisto di un tale apparecchio si è potuto fare mediante un sussidio straordinario 

 accordato dal R. Ministero della P. I. a questo Gabinetto di Fisica- Di ciò rendo vivissime 

 grazie. 



Gr. P. Gr. 



