Sulla resistenza elettrica dei metalli nei diversi dielettrici 



9 



La sensibilità del nostro apparecchio era tale che la deviazio- 

 ne di 2"" n (1 divisione) della scala corrispondeva , nella maggior 

 parte delle misure , a una variazione di resistenza di 0°",00010 

 circa; un quinto di millimetro a 0°", 00001. Gol moltiplicare le 

 misure, quando si eliminarono tutte le cause di errore , si poteva 

 raggiungere, come si vedrà in seguito, un' esattezza ancora maggiore. 



Costruito l'apparecchio sopra descritto, occorreva anzitutto sot- 

 toporlo a un rigoroso controllo , per vedere se esso dava risulta- 

 ti attendibili. 



Si cominciò dall' equilibrare , nel modo anzi detto, esattamen- 

 te il ponte ; in guisa che il galvanometro , chiudendo il circuito , 

 non desse che la deviazione di l mm ,8 , e si fecero delle misure 

 di tempo in tempo alla temperatura ambiente che veniva misurata 

 da un termometro collocato fra le quattro resistenze. 



Per ottenere sbalzi più notevoli di temperatura , che dessero 

 un' idea delle variazioni nello stato di equilibrio del ponte , si la- 

 sciava aperta, durante la notte, la finestra della stanza nella quale 

 si eseguivano gli esperimenti. 



Volendo fare un gruppo di misure si cominciava dal chiudere 

 il circuito del galvanometro, ciò che permetteva di constatare se vi 

 fossero delle forze elettromotrici estranee. Si chiudeva poi il cir- 

 cuito della pila e si facevano una o più letture ; si lasciava ritor- 

 nare il galvanometro allo zero , interrompendo la corrente , e si 

 eseguivano altre letture. In seguito si invertiva la corrente , fa- 

 cendo nuove letture , e infine altre con la corrente nella direzione 

 primitiva. 



Le diverse misure , dopo presa pratica nel maneggio dell' ap- 

 parecchio, non differivano ordinariamente che di ! /io di divisione e, 

 nella maggior parte dei casi, coincidevano : se si avevano per caso 

 differenze un pochino più grandi si moltiplicavano le misure per 

 avere una media più esatta. 



Nella prima serie di esperimenti, che durò cinque giorni, il mas- 

 simo valore della deviazione del galvanometro fu di 2',0 , il mini- 



Atti Acc. , Vol. VTII, Serie ^ — Memoria VI. 2 



