22 



Stilla resistenza elettrica dei metalli nei diversi dielettrici 



te sui risultati. Quando si trattava di tarare il galvanometro , si 

 collocava alternativamente fra n ed n i o fra ri ed w/ una resisten- 

 za nota P, che agiva come resistenza in derivazione riguardo al tubo 

 C o C . La diminuzione di resistenza che ognuno dei tubi subiva 

 per effetto della derivazione P era calcolata per mezzo della nota 

 forinola , e la corrispondente deviazione del galvanometro serviva 

 a determinare il solito coefficiente a. 



Tale disposizione, oltre quello accennato, presentava anche il 

 vantaggio che p, essendo circa 100 volte più grande della resisten- 

 za I, e quasi 200 volte più grande della li, poteva, col ponte del 

 Carpentier, esser misurata con un'approssimazione molto maggiore. 



Essa era costruita con filo della stessa matassa del filo f ed 

 f dei tubi. 



In questo nuovo apparecchio i tubi C e C erano più ravvici- 

 nati e perciò soggetti a minori variazioni di temperatura, a misu- 

 rare la quale si pose la massima attenzione. 



Come si è detto prima, le temperature venivano misurate me- 

 diante due Baudin , in ventesimi di grado , di vetro duro ricotto , 

 sospesi verticalmente e collocati in modo che i bulbi arrivassero 

 a un dipresso a metà dei tubi e fossero entrambi allo stesso livello. 



Le letture si facevano con il cannocchiale di un catetometro 

 e si poteva raggiungere 1' approssimazione di 0°, 005, che era quel- 

 la, a nostro credere, necessaria in queste misure. 



Per avere il valore delle temperature con tutta precisione sa- 

 rebbe stato necessario calibrare i termometri e determinarne i coef- 

 fìcienti di pressione interna ed esterna, o confrontarli con altri ter- 

 mometri già studiati. 



Se si considera però che i termometri furono costruiti contem- 

 poraneamente e con lo stesso vetro, si comprenderà come tali coef- 

 ficienti debbano differire poco fra loro. (1) 



Del coefficiente di pressione interna non era necessario tener 



(1) Il coefficiente di pressione esterna, espresso in gradi per ram. di mercurio, varia per i 

 termometri Tonnelot, secondo il Guillaume, fra 0<>, 00010 e 0», 000613. 



