Sulla resistenza elettrica dei metalli nei diversi dielettrici 



25 



Nelle prime cinque colonne di queste due tabelle sono ripor- 

 tate le stesse quantità delle precedenti I a IV. Nella sesta è indi- 

 cata la deviazione d { a temperatura uguale nei due tubi. Questo va- 

 lore si ricavò per la tabella E dai gruppi 267 a 277 fatti imme- 

 diatamente dopo quelli di detta tabella e nei quali , come si po- 

 trà vedere nella tabella VI riportata appresso, la differenza di tem- 

 peratura non superò i 0°,005 e perciò, come si è detto, essa può 

 ritenersi nulla (1). Per la tabella F il valore di d x venne ricavato 

 dai gruppi 291, 292, 293, 295, 296, che anch' essi si trovano nel- 

 le identiche condizioni (vedasi tabella VII). 



Nella settima colonna delle tabelle E ed F sono riportate le 

 differenze d { — d, delle deviazioni, e finalmente nella colonna ottava 



la deviazione - ^' prodotta nel galvanometro da una differenza di 



temperatura nei tubi di un decimo di grado. Il valore medio di que- 

 sta quantità, dedotto da queste due tabelle, risulta 0'' , 5, e tale va- 

 lore fu adottato per tutte le serie di misure che riporteremo in se- 

 guito, e in via approssimativa anche per le precedenti, nelle quali 

 T apparecchio era disposto in modo poco differente. 



In questo ragionamento si è ammesso che le due resistenze ni ed m 

 fossero rigorosamente alla stessa temperatura. 



Abbiamo ritenuto ciò esatto, perchè i tubi di vetro che con- 

 tenevano le dette resistenze, di piccolo diametro, erano molto vi- 

 cini tra loro e perchè essi non ricevevano calore dall' esterno, lad- 

 dove la temperatura dei tubi e dei fili di rame doveva necessaria- 

 mente variare per 1' introduzione del petrolio. Avremmo potuto mo- 

 dificare 1' apparecchio avvolgendo le due spirali sopra unico tubo ; 

 ma la concordanza dei risultati ottenuti , applicando la correzione 

 fatta nel modo anzidetto , ci dispensò dall' eseguire tale modifica- 

 zione. 



Giova qui notare che, calcolando la variazione di resistenza 

 corrispondente a una deviazione del galvanometro di 5 d (equiva- 



(1) Se fosse stato necessario di tener conto di questa piccola differenza, avremmo proceduto 

 col metodo delle approssimazioni successive. 



Atti Acc. , Vol. Vili, Serie 4 a — Memoria VI. 4 



