36 Stilla resistenza elettrica dei metalli nei diversi dielettrici 



Queste considerazioni sembra escludano dunque che si trattas- 

 se di fenomeno dovuto a forze elettromotrici parassite. 



Rimane ora a esaminare se esso potesse attribuirsi a cause 

 secondarie producenti variazioni di resistenza in uno dei bracci del 

 ponte. 



Per quel che riguarda le variazioni di resistenza nei fili pro- 

 dotte da variazioni di temperatura, abbiamo già visto come sono 

 state accuratamente studiate e corrette. 



Una sola cosa faremo qui osservare, che la deviazione del gal- 

 vanometro, la quale misurava il fenomeno , era tale che potrebbe 

 soltanto essere stata prodotta da una differenza di temperatura di 

 circa un ventesimo di grado. Ora noi abbiamo visto che le misure 

 delle temperature e le relative correzioni si facevano fino ai due- 

 centesimi di grado. 



Non puossi perciò attribuire il fenomeno a differenze di tem- 

 peratura o ad errori nelle loro misure : questi del resto avrebbero 

 potuto produrre non una deviazione sempre in un senso, ma delle 

 discordanze nei risultati ; mentre noi abbiamo visto che i risultati 

 furono molto concordanti. 



Rimane dunque soltanto a discutere se la variazione di resi- 

 stenza sia stata prodotta dalla conducibilità del petrolio o delle im- 

 purità che esso avrebbe potuto contenere. Infatti, se il petrolio non 

 avesse perfettamente isolato, si sarebbe stabilito tra il filo e il tubo 

 una specie di circuito derivato liquido che avrebbe avuto per ef- 

 fetto di diminuire apparentemente la resistenza del sistema. 



Su questo punto tanto importante abbiamo creduto di dovere 

 intraprendere degli esperimenti diretti. 



All' uopo in un tubo d' assaggio ben disseccato T si colloca- 

 rono due lamine di rame di 12 mm di larghezza , distanti tra loro 

 3 mm , 5. Il tubo fu riempito col petrolio già cimentato , nel quale 

 pescavano le lamine per la profondità di 10 cm . Si fecero attraver- 

 sare direttamente dalla corrente della pila normale , e, includendo 

 nel circuito il galvanometro Siemens, non si ebbe alcuna deviazio- 

 ne. Si adoperò poscia, invece del galvanometro Siemens , che ; co- 



