Sul doppio stretto elettrico al contatto del mercurio con solnsioìie, ecc. 5 



mento od un innalzamento del menisco a seconda che la f. e. m. adoperata è minore o 

 maggiore di 0,98 Volta, in ragione della opposta variazione della costante capillare del 

 liquido elettrometrico per polarizzazione dalle due parti del massimo. 



Èd è da osservare che anche nei casi in cui (come accade appunto per la soluzione 

 di HC1) 1' inversione del doppio strato al contatto del mercurio con il liquido contenuto 

 nell' apparecchio di Pellat avviene per polarizzazione inferiore a quella relativa al massimo 

 della costante capillare del liquido elettrometrico, non può, verosimilmente, la disposizione 

 descritta mettere in evidenza l' inversione di tale doppio strato con un innalzamento del 

 menisco dell' Elettrometro per polarizzazione inferiore a 0,98 Volta, giacché, data la grande 

 l'esistenza elettrica del liquido elettrometrico nella canna capillare rispetto a quella del li- 

 quido contenuto nell' apparecchio, fra i due mercuri a e b si stabilirà solo una piccola 

 differenza di potenziale, incapace di produrre l'inversione del doppio strato in a, la diffe- 

 renza di potenziale fra il polo positivo dell'elemento ed il cursore mobile sul reocordo di 

 Du Boys-Reymond stabilendosi quasi integralmente fra i due elettrodi dell' Elettrometro. 



E ciò spiega la discordanza dei risultati ottenuti nel caso della soluzione di HC1 con 

 i due metodi. 



La concordanza dei vaioli ottenuti, con l'uso dell'Elettrometro nei diversi casi, men- 

 tre mi ha indotto a dare una diversa valutazione ed interpretazione alle esperienze della 

 mia precedente Nota ('), mette in rilievo un metodo semplice e spedito per la determina- 

 zione della polarizzazione relativa al massimo della costante capillare del liquido dell'Elet- 

 trometro, bastando un Elettrometro capillare da servire solo come strumento di zero, senza 

 manometro e pera di compressione, a differenza di quanto si pratica con i metodi gene- 

 ralmente adoperati (*) nei quali tale valore si deduce dalla curva che esprime, in funzione 

 della polarizzazione adoperata, 1' altezza della colonna manometrica occorrente per ripor- 

 tare allo zero il menisco dell' Elettrometro. 



L' Elettrometro da me costruito era sensibile solo al centesimo di Volta e tuttavia la 

 determinazione della polarizzazione relativa al massimo della costante capillare, come appare 

 dalla tabella precedente, è stata fatta commettendo un errore che non supera il centesimo 

 di Volta. 



( f ) POLARA — loc. Cit. 



( 2 ) Pellai. — Cours d' Éléctricité — Tome iv — pag. 136. 



