Memoria X. 



Il tavolino traslatore marcatore Buscalioni 

 della Ditta C. Zeiss di Jena 



Nota del Prof. LDIGI BDSCALIONI 



ord. di botanica nella R. università di Catania. 

 ( con mia figura inserita nel testo |. 



Molti strumenti sono stati ideati per contrassegnare, sul preparato microscopico, un 

 determinato punto di particolare interesse aftinché l'osservatore possa, ad Ogni istante, di 

 nuovo rintracciarlo: fra questi due meritano particolare menzione , l' obbiettivo marcatore 

 e il Involino traslatore, essendo essi attualmente molto in uso. 



Il più semplice di tutti è I' obbiettivo marcatore costituto sullo stampo di un ordi- 

 nario obbiettivo il quale però, al posto della lente frontale , porta una punta di diamante 

 rivolta in basso e sporgente più o meno sulla superfìcie dello strumento. Una vite inse- 

 rita lateralmente all' apparecchio permette di spostare la punta del diamante dall' asse ottico 

 del microscopio, mentre poi una molla inclusa nell' obbiettivo rende suscettibile un più o 

 meno ampio spostamento verticale della stessa. 



Allorché 1' osservatore ha trovato, nel campo del microscopio, un punto interessante 

 del preparato e vuole fissarne la posizione per poterli) a volontà nuovamente rintracciare 

 sostituisce all'obbiettivo ordinario quello marcatore, sia svitando il primo e applicando il 

 secondo, sia manovrando opportunamente il Revolver che, cogli obbiettivi, può portar pure 

 1' apparecchio marcatore. Sostituito questo all' obbiettivo nel campo ottico, 1' osservatore 

 abbassa il tubo del microscopio fino a che la punta di diamante, che sarà in posizione 

 leggermente eccentrica rispetto all' asse ottico del microscopio , venga a poggiare sul co- 

 prioggetti, segnandovi, grazie alla molla di cui è fornita, un piccolo incavo. Allora l' os- 

 servatore facendo girare 1' apparecchio marcatore attorno all' asse ottico del microscopio 

 obbliga la punta di diamante a tracciare, sul coprioggetto, un minutissimo cerchietto che 

 così delimiterà il campo nel quale sta incluso [' oggetto interessante. 



In ultima analisi 1' apparecchio non è altro che una modificazione di un antico stru- 

 mento il quale, invece di scalfire circolarmente il coprioggetti, vi descriveva sopra un cer- 

 chio coli' inchiostro di china. 



Il funzionamento dell' apparecchio è perfetto tanto che corpi straordinariamente minuti, 

 quali batteri, micrococchi ecc. possono esser di nuovo riscontrati nel campo del microsco- 

 pio, dopo che si è spostato il preparato. 



Ma l'apparecchio non e privo di mende: innanzitutto intacca leggermente il vetrino 

 coprioggetti, rendendo così un po' meno nette le immagini microscopiche, per quanto la 

 scalfitimi, non coincidendo col foco della lente, non provochi una grande perturbazione nel 

 percorso dei raggi luminosi, o per lo meno non la renda molto sensibile. Ritengo tuttavia 

 che 1' inconveniente acquisti una certa gravità allorché, avendosi nel preparato molti punti 

 degni di osservazione, si debbano praticare molti cerchietti, gli uni accanto agli altri e ta- 

 ATTI ACC. , SERIE V. VOI.. Vili — Mem. X. i 



