// Invai /'no l insidi <>tf marcatore Buscalioni della Ditta C. Zeiss di Jena 



Lo spostamento è in vero lievissimo, ma se noi consideriamo che assai spesso trat- 

 tasi di cercare i corpi con un obbiettivo ad immersione e molto potente, dobbiamo conve- 

 nirne che un lievissimo spostamento dello strumento, e in conseguenza del preparato, fa si 

 che il corpo cercato viene a trovarsi fuori del campo dei microscopio (1). 



Malgrado gli inconvenienti sopra ricordati l'apparato non solo è ottimo, ma superiore 

 di gran lunga all' obbiettivo marcatore, poiché non obbliga scalfire il coprioggetti : inoltre il 

 nonio di cui è provvisto ci fornisce i dati relativi a spostamenti straordinariamente piccoli. 



Preoccupato di queste cause d' errore ho tentato di costruire un apparecchio cercatore 

 che evitasse, innanzi tutto, le scallìture circolal i, o di altra forma, su! vetrino coprioggetti ; 

 in secondo luogo che richiedesse 1' uso di una sola vite micrometrica pel suo funziona- 

 mento, e ciò allo scopo di non dover spostare continuamente la mano posta a contatto 

 della vite micrometrica del microscopio : infine che fosse quasi del tutto indipendente dallo 

 stativo del microscopio. 



L'apparato che io cercherò di descrivere qui per sommi capi, attualmente in costru- 

 zione presso la ben nota Ditta ('. Zeiss di Jena, soddisfa, oso sperarlo, a questi requisiti. 



Tavolino traslatore marcatore Buscalioni iFinden della Ditta C. Zeiss Jena). 



L' apparecchio consta di una lastra metallica scanalata longitudinalmente, la cui doc- 

 ciatura dà ricetto ad una spranga che può esser messa in movimento mercè una vite 

 micrometrica (A) situata su uno dei lati dello strumento. La spranga scorrevole è divisa 

 in tutta la sua lunghezza in centimetri e millimetri, mentre la lastra funzionante da guai- 

 na porta un nonio, o verniero (B). Ai due estremi della spranga mobile sono assicurate 



(i) Recentemente si è potuto ovviare a innesto inconveniente merce un sistema ad incastro. 



