4 



due braccia ( C C ) , una delle quali mobile e munita di vite , che portandosi in avanti 

 dell' apparecchio afferrano il vetrino portaoggetti in corrispondenza dei margini laterali. 



L'apparecchio, che forma un tutto con il vetrino portaoggetti, viene mosso, sotto il 

 campo del microscopio, dalla mano dell'osservatore allo stesso modo di un ordinario ve- 

 trino portaoggetti. Trovato il punto interessante, che si desidera più tardi nuovamente rin- 

 tracciare, 1' osservatore lìssa solidamente il tavolino marcatore traslatore al tavolino del mi- 

 croscopio (E) mercè le due morsette di cui questo è fornito e legge sul nonio la posizione 

 che occupa il punto in questione. Ciò fatto svita 1' obbiettivo e vi applica quello marca- 

 tore, salvo che questo non sia assicurato al Revolver , poiché allora non si fa altro che 

 sostituire l'uno all'altro girando quest'apparecchio. 



Ho detto sopra che cogli ordinari obbiettivi marcatori la scalfitura o il cerchietto viene 

 praticato sul coprioggetti ; nel caso presente (e qui sta la superiorità del Tavolino Busca- 

 lioni) il circoletto è tracciato, accanto al vetrino coprioggetti, sul portaoggetti, vale a dire 

 in un punto che non pregiudica la visione dei preparati (D). 



All' uopo 1' osservatore, rilevata come sopra è stato detto per mezzo della lettura del 

 nonio la posizione che ha il punto interessante, mercè la vite micrometrica del tavolino 

 marcatore fa scorrere questo da destra a sinistra, o viceversa, tino a che il vetrino copri- 

 oggetti sia sortito dal campo òttico del microscopio. Grazie a siffatta manovra se si ab- 

 bassa ora 1' obbiettivo marcatore questo traccierà il segno in un determinato punto del ve- 

 trino portoggetti, ma costantemente posto a più o meno grande distanza dall'orlo del co- 

 prioggetti. 



Eseguito il cerchietto sul portoggetto 1' osservatore ne rileva di nuovo, a mezzo della 

 cifra segnata dal nonio, la posizione esatta ed allora col corredo delle due cifre trovate sarà 

 in grado di riportare, quando che sia, nel campo del microscopio l'oggetto interessante, dopo 

 che avrà spostato il preparato per studiarlo, o per altra ragione, o anche 1' avrà tolto per- 

 sino dal microscopio. 



Richiamiamo all' attenzione del lettore che la prima lettura del nonio ha lo scopo di 

 rilevare la posizione del punto interessante nel preparato, la seconda invece l'ubicazione del 

 cerchietto scolpito sul portoggetti e la sua distanza, in frazione di millimetri, dal punto in- 

 teressante del preparato. L'ultima di queste due cifre deve essere scritta sul cartellino an- 

 nesso al preparato, poiché è quasi impossibile che l' osservatore possa ritenerla a memo- 

 ria, in specie se per 1' indole delle sue ricerche, deve segnare assai spesso la posizione 

 dei corpi che sta studiando. Accanto alla cifra che, come è noto, si riferisce alla distanza 

 del cerchietto dall' oggetto, l'osservatore indicherà anche se quello trovasi a destra o a sini- 

 stra del vetrino coprioggetto, presupposto il preparato disposto in modo sul microscopio 

 che il cartellino sia a destra del preparato e colle annotazioni orientate siffattamente che 

 non debbano esser lette capovolte dall'osservatore. 



Supposto ora che il cerchietto praticato sul coprioggetti sia situato a sinistra del pre- 

 parato e disti 2 cm. dal punto interessante di questo (cerchietto A come risulta dalle in- 

 dicazioni inserite nel cartellino della figura) vediamo quali manovre deve fare l'osserva- 

 tore per ritrovare di nuovo il punto interessante, dopo che questo è sortito dal campo del 

 micrpscopio, o il preparato è stato tolto dal tavolino. L' operazione è molto semplice: egli 

 metterà a fuoco dell' obbiettivo il cerchietto A , presupposto, ben inteso, il portoggetti in- 

 cluso nel tavolino marcatore: poscia, fissato quest'ultimo mercè le morsette del tavolino, 

 sposterà di due cm. (facendo girare opportunamente la vite micromatrica dell'apparecchio) 



