// tavolino traslatore marcatore Buscalioni della Dilla C. Ze/ss iti Jena 5 



il preparato. A questo proposito giova avvertire che se per eseguire il cerchietto si era 

 spostato il preparato da sinistra verso destra di 2 cm. per riportare ora il punto interes- 

 sante nel campo del microscopio occorrerà far eseguire al portoggetti un cammino in- 

 verso, spostandolo parimente di 2 cm., ma verso sinistra. Non occorre spendere molte parole 

 per dimostrare che a causa della lunghezza eguale dello scorrimento e del senso inverso 

 in cui esso avviene si avrà per risultato finale che al posto del cerchietto dovrà trovarsi, 

 nel campo del microscopio, l'oggetto interessante del preparato, mentre il cerchietto saia 

 riportato due cm. più a sinistra. 



Questo è, per sommi capi, il meccanismo di funzionamento del tavolino marcatore 

 traslatore. Vediamo ora quali sono i vantaggi che esso presenta rispetto agii altri strumenti 

 analoghi, grazie ai quali la Ditta C. Zeiss ha creduto opportuno imprenderne, per proprio 

 conto, la costruzione. 



1. Non affettuandosi più la scallìtura sul coprioggetti il preparato non presenta in 

 alcuna delle sue parti diminuzione di chiarezza, punti offuscati e via dicendo: inoltre non 

 va soggetto a compressione alcuna la quale può riuscire dannosa quando trattasi di pre- 

 parati delicati; infine non si verificano spostamenti di sorta dei corpi che costituiscono la 

 preparazione, i quali spostamenti avverrebbero inesorabilmente quando l'obbiettivo marcatore 

 comprimesse un preparato costituito da corpi natanti in mezzo più o meno liquido. 



2. Spesso parecchi corpi sparsi nel preparato possono , per la loro particolare strut- 

 tura, meritare di esser segnati e ritrovati. In tal caso 1' osservatore, sempre evitando 1' in- 

 conveniente di scalfire in più palli il coprioggetti, potrà praticare quanti cerchietti o segni 

 desidera, l'uno accanto all'altro sul portoggetti. I segni possono esser tutti eseguiti a 

 una determinata distanza dai singoli punti interessanti ( esempio 2 cm. ) o a distanze va- 

 riabili, a destra od a sinistra del vetrino coprioggetti, in serie verticali o trasversali e via 

 dicendo. Per ritrovare gii oggetti l'osservatore avrà cura di contrassegnare i relativi cer- 

 chietti con lettere, o numeri, sul cartellino, notando, accanto a queste indicazioni, la loro 

 distanza (qual è indicata dal nonio) dal rispettivo punto interessante. 



3. L'apparecchio è molto più semplice, e perciò meno costoso, dei tavolini traslatori 

 oggigiorno in uso, i quali devono il loro prezzo più elevato ai due noni di cui sono costi- 

 tuiti e alle disposizioni più o meno complicate che servono ad immobilizzarli sul tavolino 

 del microscopio. E più costoso tuttavia degli obbiettivi marcatori attualmente smerciati 

 dalle fabbriche, ma ha su di essi il vantaggio, come si disse, di non logorare i vetrini 

 coprioggetti. Occorre ancora aggiungere che, per quanto concerne il solo obbiettivo marca- 

 tore del mio apparecchio, esso è più semplice ( e perciò meno costoso ) degli altri poiché 

 non dovendo (salvo casi eccezionali) tracciare i cerchi sul coprioggetti richiede una co- 

 struzione meno accurata e può esser fornito di punta di aeeiajo temperata, anziché di 

 diamante. Vedremo ben tosto quali sono i casi in cui si richiede tuttavia un obbiettivo 

 marcatore di costruzione identica a quella degli attuali. 



4. Non si ha più 1' inconveniente, reperibile in tutti i moderni strumenti del genere, 

 che entrambe le mani siano spesso impiegate nel maneggio delle viti micrometriche del 

 tavolino traslatore: basta all'uopo una sola, mentre l'altra sta continuamente applicata 

 alla vite micrometrica del microscopio. 



5. L' esame del preparato al microscopio viene, col mio strumento, effettuato mentre 

 una delle mani sta applicata direttamente al tavolino traslatore. Di questo ritorno, oserei 

 dire, all'antico, nessun microscopista vorrà tuttavia lagnarsi, poiché noi sappiamo che colla 



