6 /. u igi Buscai ioni [Memoria X.J 



mano si possono fare eseguire non soltanto movimenti in tutti i sensi e di qualsiasi esten- 

 sione al preparato, ma pressoché colla stessa sicurezza (accompagnata da maggior spe- 

 ditezza) che colle viti micrometriche. Per mia personale esperienza non ho un grande 

 entusiasmo per i tavolini traslatori, in quantochè i movimenti che le vili micrometriche di 

 questi effettuano sono ortogonali fra loro, ciò che richiede un certo studio ed una certa 

 abilità per combinarli in modo che ne risulti un movimento di varia indole e di vario senso. 

 Ora colla mano i movimenti più complessi sono eseguiti colla massima facilità, il che 

 costituisce un grande vantaggio quando si debbano seguire cordoni, libre ecc., a decorso 

 piuttosto tortuoso od irregolare. 



6. Il portaoggetti portante uno o più cerchietti, coi relativi punti od oggetti interessanti, 

 può esser spedito ad altri studiosi i quali, con qualunque tipo di microscopio, purché siano 

 provvisti del Tavolino traslatore marcatore Buscalioni e conoscano la cifra che segna la di- 

 stanza di ogni cerchietto dal relativo oggetto, potranno con facilità ritrovare quanto vogliono 

 esaminare al microscopio. Tanto risultato non si può assolutamente ottenere coi soliti ta- 

 volini traslatori, permettendo questi di rintracciare gli oggetti unicamente nel caso che essi 

 vengano applicati allo stesso microscopio col quale si iniziò la ricerca per determinare la 

 posizione dei corpi in questione. 



7. Può darsi, per altro, che un osservatore, al quale si vorrebbe spedire un preparato, 

 sia sfornito del tavolino traslatore marcatore Buscalioni : in tal caso se si vuole che egli 

 ritrovi il punto interessante occorre semplicemente tracciare il cerchietto sul vetrino copriog- 

 getti stesso ed in corrispondenza dell'oggetto interessante perchè lo scopo sia raggiunto. In 

 questo caso non occorre più far uso del tavolino traslatore Buscalioni, essendo sufficiente 

 l' obbiettivo marcatore il quale per altro, come sopra è stato accennato , dovrà esser co- 

 strutto sullo stampo di quelli attualmente in vendila, alquanto complessi e colla punta di 

 diamante. 



A complemento di questi dati faccio rilevare che la Ditta Zeiss fabbrica pure un ta- 

 volino traslatore Buscalioni munito di due braccia fornite di scanalatura, le quali servono 

 a fissarlo al tavolino del microscopio in corrispondenza dei fori destinati ad accogliere i 

 piedi delle mollette, o morsette. Le scanalature permetterebbero al tavolino di portarsi 

 avanti ed indietro, ma io non credo che, salvo casi eccezionali, l' innovazione abbia a gio- 

 vare assai. 



Catania 22 XII 1914. 



