TROIS TYPES NOUVEAUX 



D'HYGROMÈTRES A CONDENSATION 



Par M. Georges SIRE. 



Séance du ii juillet 1885. 



Le premier type d'hygromètre à condensation représenté 

 fig. 1, au cinquième de grandeur naturelle, est une modifica- 

 tion de l'hygromètre condenseur de Regnault (1). Il se com- 

 pose d'un réservoir cylindrique A, en laiton mince, argenté 

 et poli à l'extérieur, dans lequel on verse de l'éther dont on 

 abaisse graduellement la température jusqu'à ce que la sur- 

 face polie se ternisse par un léger dépôt de vapeur d'eau. 

 L'abaissement de température est produit par la vaporisation 

 de l'éther, que l'on active plus ou moins, en faisant passer à 

 travers ce liquide volatil un courant d'air, courant réalisé de 

 préférence par aspiration. 



La température du point de rosée est donnée par un ther- 

 momètre t, dont le réservoir cylindrique plonge dans l'éther 

 suivant l'axe de l'appareil ; la température de l'air ambiant 

 est fournie par un deuxième thermomètre t', installé dans le 

 voisinage de l'instrument. 



Deux anneaux B , C , cle même diamètre, aussi en laiton 

 mince, argenté et poli, sont fixés par l'intermédiaire d'un 

 corps isolant, l'un au-dessus, l'autre au-dessous de la partie 

 A du réservoir où se fait le dépôt de rosée. Il en résulte que 

 cette partie de l'instrument présente à l'extérieur une surface 

 cylindrique ayant même génératrice , mais partagée en trois 

 zones de même hauteur par deux intervalles de mm ,5 envi- 



ai) Comptes-Rendus de l'Académie des sciences, t. CI, p. 312. 



