où doit se faire le dépôt de rosée, on peut atteindre plus vite 

 la température de ce dépôt, et la maintenir plus facilement 

 stationnaire. 



Habilement construit par M. Démichel, ce nouvel hygro- 

 mètre à condensation se fait remarquer par des dimensions 

 très réduites, sans être fragile : il est surtout portatif, d'une 

 prompte installation et d'une grande sensibilité. Les pres- 

 criptions de Regnault pour la manœuvre de son instrument 

 lui sont en tous points Fig. 2. 



applicables. 



Le petit volume de ce 

 premier type d'hygromè- 

 tre à condensation per- 

 met, avec la disposition 

 de la fig. 2, de l'introduire 

 facilement dans une clo- 

 che de verre, par exemple 

 pour déterminer l'état hy- 

 grométrique de l'intérieur 

 de cette cloche. On voit 

 que, si plusieurs hygro- 

 mètres à cheveu sont dis- 

 posés dans cet intérieur, 

 dont on fera varier le de- 

 gré d'humidité par des 

 mélanges arbitraires d'eau 

 et d'acide sulfurique, on 

 pourra déterminer rigou- 

 reusement les indications 



de ces hygromètres, pour s 



des fractions de satura- jjj 



tion aussi rapprochées . 



qu'on le voudra. Ce pro- V; "? 

 cédé expérimental cons- 



