dans une caisse en bois, ouverte sur le côté et 

 lestée de façon à flotter verticalement ; le ther- 

 momètre, attaché à la ligne de sonde, est ainsi 

 descendu, dans sa position normale, à la pro- 

 fondeur désirée ; on le laisse le temps néces- 

 saire, quatre minutes environ, pour qu'il se 

 mette en équilibre avec l'eau ambiante, puis 

 on le retourne brusquement avant de le re- 

 monter. A ce moment, grâce à un artifice de 

 construction, à un étranglement dans le tube 

 capillaire (1), la colonne mercurielle se brise en 

 deux parties, dont l'une est complètement sé- 

 1 parée du réservoir; c'est cette fraction, désor- 

 mais invariable, quelle que soit la température 

 des couches que l'instrument traversera, qui 

 sert à déterminer la température de la zone 

 profonde où le thermomètre avait été descendu; 

 l'instrument est gradué en conséquence ; enfin, 

 de la grenaille de plomb dont vous entendez le 

 bruit quand je retourne l'appareil, sert à le 

 maintenir dans cette nouvelle position, pen- 

 dant qu'on le remonte à la surface (2). 



Nous avons fait, M. Delebecque et moi, de 

 nombreux sondages thermométriques, à diver- 

 ses profondeurs, et dans un assez grand nom- 

 Fig. 3. Dre c ] e i acs d u j ura • nous avons constaté que 

 la répartition de la chaleur s'y établit d'après les mêmes 

 lois que dans les lacs suisses, étudiés par M. Forel, du 



(1) Point B de la figure ci-contre. 



(2) La figure ci-dessus représente la modification que M. Chabaud (suc- 

 cesseur d'Alvergniat, rue de la Sorbonne, à Paris), a apportée au thermo- 

 mètre de Negretti et Zambra ; l'instrument est placé aussi dans une autre 

 monture et son renversement est obtenu soit par un messager, soit par 

 une hélice. (Voy. Thoulet, Océanographie, p. 288-291 ; Chabaud, Cat.. 

 1894, p. 105, etc.) 



