— 316 — 



renvoie aux ouvrages généraux de Thoulet (Océanographie et 

 Rapport sur les lacs suisses, 1890); Forel (Le Léman, 1892) ; 

 Regnard, (La vie dans les eaux, 1891) ; et surtout aux articles 

 de vulgarisation de MM. Thoulet, (Revue scientifique, 16 août 

 1890, p. 197-202) ; Delebegque, (Revue générale des sciences, 15 

 avril 1892, p. 233-240) ; Poughet, (Revue scientifique, 3 juin 

 1893, p. 677-678), etc., qui en donneront une idée suffisante 



Mote ï bis 



DESCRIPTION DU SONDEUR BELLOC (fig. 6-7) 



Grâce à l'obligeance de M. Belloc, je puis donner ici le dessin 

 cje l'appareil qu'il a imaginé pour exécuter avec rapidité et pré" 

 cision les sondages dans les lacs. Il se compose d'un tambour A 



sur lequel s'enroule un fil d'a- 

 cier de 4/10 de millimètre de 

 diamètre, et d'une poulie D, 

 dite métrique, munie d'un 

 compteur de tout s sur laquelle 

 passe le fil, dont l'extrémité 

 est munie d'un poids ou plomb 

 de sonde. Comme le mouve- 

 ment relatif de la poulie et du 

 fil est un mouvement de roule- 

 ment sans glissement, la quan- 

 tité de fil déroulé, dans la chute 

 verticale du poids, est propor- 

 tionnelle au nombre de tours 

 de la poulie, qui est donné par 

 le compteur (1). 



Cet appareil, du poids de 20 

 kilogr., est indispensable pour 

 l'exploration des lacs profonds; 

 mais pour la plupart de nos 

 Fig. 6. petits lacs jurassiens, on peut 



(1) Voy. la description complète dans Em. Belloc, Nouvel appareil de 

 sondage portatif à fil d'acier, Paris, 1892, p. 540. 



