liehen T heilen eine Nachbildung desjenigen Apparates ist, dessen 

 man sich zur Bestimmung der Salpetersäure im Wasser nach 

 dem Verfahren von Schulze-Tiemann bedient. 



a ist ein Rundkolben mit aufgelegtem Rande von annähernd 

 200 cc Rauminhalt, welcher durch einen zweifach durchbohrten 

 Kautschukpfropfen dicht geschlossen ist. In jeder der beiden 

 Bohrungen steckt ein im spitzen Winkel gebogenes, beiderseits 

 offenes Glasröhrchen b und b { von etwa 3 mm lichtem Durch- 

 messer, so dass die durch die Bohrungen des Pfropfes gehenden 

 Enden der Röhrchen gerade ins Innere des Kochkolbens hinein- 

 ragen. An die anderen freiliegenden Enden der Glasröhrchen 

 sind die passenden Kautschukschläuche c und c, mit Drahtliga- 

 turen sorgfältig befestigt, an welchen die Quetschhähne d und ä { 

 angebracht sind. Das untere Ende des Kautschukschlauches c 

 ist mittels Drahtligatur mit dem Glasröhrchen e verbunden, 

 welches eine zweckentsprechende Länge und annähernd 3 mm 

 lichten Durchmesser hat und mit seinem freien Ende in das vor- 

 gelegte Spitzglas eintaucht, welches zur Aufnahme der entspre- 

 chenden Lösungen, respektive von destilliertem Wasser dient. 

 Der Kautschukschlauch c, hat die Bestimmung, die Verbindung 



