264 



vielleicht nur dadurch, dass er mit den einfachsten Hilfsmitteln, wie 

 sie in jedem Laboratorium zu finden sind, hergestellt werden kann, und 

 dass er, weil seine wesentlichen Theile aus Glas bestehen, den Verlauf 

 des Trocknenprozesses zu beobachten fortwährend gestattet. 



Allerdings erlaubt der Apparat in seiner jetzigen Form nur das 

 Trocknen in Eöhren und Schiffchen, doch, glaube ich es aussprechen zu 

 dürfen, dass es mir auch bereits gelungen ist eine solche Vorrichtung 

 ausfindig zu machen, welche es ermöglicht Substanzen, unter den früher 

 angegebenen Bedingungen, in grösseren Schalen etc. zu trocknen. 



Die früher erwähnten Prinzipien, welche ich bei dem neuen Apparate 

 zu verwerthen suchte, sind: 



1. das Trocknen im Vacuum auszuführen und 



2. als Wärmequelle die Dämpfe von Flüssigkeiten mit constantem 

 Siedepunkte zu benützen. 



Der nach diesen Gesichtspunkten construirte Apparat ist durch die 

 beigegebene Illustration leicht verständlich gemacht, wobei bemerkt werden 



muss, dass er sich in dieser Form nur für die Benützung von Wasser- 

 dampf als Wärmequelle eignet. 



Derselbe besteht aus 3 wesentlichen Theilen, nämlich: 



1. dem eigentlichen Trockenapparat, durch die beiden weiten, in 

 einander geschobenen, den obersten Theil der Zeichnung bildenden, 

 horizontal liegenden Eöhren repräsentirt. 



2. dem Siedegefäss, einem gewöhnlichen Kochkolben, welcher i 

 Bilde rechts, etwas höher stehend, erscheint, und 



3. dem Condensationsgefäss, durch den links tiefer stehenden Kolben 

 dargestellt. 



