2G7 



man die Pfropfe des Siedegefässes und Condensators gelüftet, füllt man 

 das Erstere zu etwa 2 k und den Letzteren soweit mit Wasser oder der 

 betreffenden Flüssigkeit, dass sein Boden etwa 3 % t hoch davon bedeckt 

 wird, setzt auf beide Gefässe die Pfropfe wieder auf und bringt das 

 Wasser im Siedegefäss zum lebhaften Kochen. Dadurch, dass das eine 

 Ende der zweimal rechtwinklig gebogenen Röhre, welche das Kochgefäss 

 mit dem Condeusator unmittelbar verbindet, in dem letzteren 2 — 3%,, 

 unter Flüssigkeit taucht, ist der im Siedegefäss sich entwickelnde Dampf 

 gezwungen seinen Weg durch die Dampfröhre zu nehmen und so die 

 Trockenröhre zu heizen. Aus der Dampfröhre gelangt das in dieser con- 

 densirte Wasser mit dem nicht verdichteten Dampf in den Condensator 

 und wird hier oder in der Kühlröhre vollständig verdichtet. Es ist 

 begreiflich, dass das bei Anwendung einer einfachen Kühlröhre nur dann 

 der Fall sein wird, wenn die Dampfentwicklung keine allzu heftige ist, 

 ein Umstand, der die Handhabung des Apparates indessen keineswegs 

 schwierig gestaltet. Die Dampfentwicklung lässt sich durch die unter 

 dem Siedegefässe befindliche Flamme überaus leicht regaliren. Dass 

 man weiter den Apparat durch viele Stunden ohne Unterbrechung in 

 Thätigkeit erhalten kann, hängt keineswegs, wie es den Anschein haben 

 könnte, im besonderen Masse von dem Rauminhalte des Koch- und Con- 

 densationsgefässes ab ; es ist dies vielmehr von der Leichtigkeit abhängig, 

 mit welcher die Condensationsflüssigkeit in jedem Augenblick in das 

 Siedegefäss geschafft werden kann. Diesbezüglich genügt es die Flamme 

 von dem Siedegefäss auf einen Moment zu entfernen und mit dem früher 

 erwähnten Quetschhahn die Communication der Dampfröhre mit dem 

 Condensator zu unterbrechen. Die Wirkung beider Operationen tritt 

 sofort ein. Der im Siedegefäss befindliche Dampf verdichtet sich und 

 durch das hiebei entstehende Vadium wird die Condensationsflüssigkeit 

 aus dem Condensator durch das 2 mal rechtwinklig gebogene Verbindungs- 

 rohr in das Siedegefäss geschafft, und es ist klar, dass sich diese Ope- 

 ration durch die entsprechende Benützung des Quetschhahns regeln 

 lässt. Ist das Siedegefäss neuerlich gefüllt, so bringt man die Flamme 

 wieder unter dasselbe, lüftet den Quetscbhahn und der Apparat functionirt 

 wieder in normaler Weise. 



Weiteres über die Handhabung der ganzen Einrichtung zu sagen 

 scheint so überflüssig, als die Vortheile derselben besonders hervorzuheben. 

 Es genügt in letzterer Beziehung vielleicht anzuführen, dass man durch 

 die Benützung des Vacuums selten in die Lage kommen dürfte eine 

 höhere Temperatur als 100° C. anzuwenden, so dass Wasserdampf als 

 Wärmequelle in den meisten Fällen genügen dürfte und dass selbst die 



