269 



theile verursacht, wenn man die Verbindungen mit Siede- und Conden- 

 satiousgefäss so herstellt, dass diese Flüssigkeitsmenge die Trockenröhre 

 nicht umspielt. 



Eine weitere Abänderung, die sich vielfach empfehlen wird, kann 

 darin bestehen, dass mau die Trockenröhre aus der Dampfröhre auf 

 beiden Seiten herausragen lässt. Bei dem zuerst beschriebenen Apparat 

 macht das eine kleine Abänderung der Dampfröhre erforderlich. Die 

 Trockenröhre kann aus einem einzigen Stück bestehen, bleibt beiderseits 

 offen und verjüngt sich an der der Luftpumpe zugekehrten Seite. Durch 

 die andere Oeffnung kann die Substauz etc. eingeführt werden, als Ver- 

 schluss benützt man einen Kautschukpfropf. Bei dieser Einrichtung ist 

 es auch leicht möglich, die Trockenröhre mit eiuer beliebigen Gasart, 

 wie H 2 , CO 2 etc. zu füllen, was, wenn beim Trocknen die Luft voll- 

 ständig ausgeschlossen sein muss, von Wichtigkeit ist. Erforderlich ist 

 allein, dass der Verschlusspfropf eine Bohrung hat. 



Mein hochgeehrter College Prof. Zulkowsky hat mehrere derartige 

 Abänderungen mit Erfolg ausgeführt und sich durch directe Messungen 

 überzeugt, dass die Temperatur im Innern der Trockenröhre vom Siede- 

 punkt der Flüssigkeit, selbst bei Anwendung von so hochsiedenden Sub- 

 stanzen wie Anilin, kaum um 1° C. differirt. 



