﻿128 



kostete, die Federn so zu stellen, dass sie sich auf ihrer ganzen 

 Länge nirgends streifen und überall vollständig frei von jeder 

 äusseren und inneren Berührung sind. Damit die Schneiden stets 

 dieselbe Lage einnehmen, mussten die Achatlager, nachdem sie 

 eingekitten waren, auf dem Wagebalken selbst noch nachträglich 

 mit einer sehr scharfen Lehre, die von Zeit zu Zeit immer wieder 

 nachgefrischt wurde, nachgeschliffen und polirt werden. An den 

 beiden Enden tragen die Wagebalkentheile je ein Laufgewicht, 

 das durch eine Gegenschraube festgeschraubt werden kann. Der 

 letztbeschriebene bewegliche Wagearmtheil ist von rechteckig pris- 

 matischer Form mit abgestumpften Kanten, die Schwere seines 

 Laufgewichtes ist so gewählt, dass er ungefähr 45 gegen die beiden 

 senkrecht zu einander stehenden Stücken des anderen Wagebalken- 

 theiles geneigt ist. Letztgenannter Theil trägt in 1 /b seiner Länge 

 — von der Stahlschneide an gerechnet -— eine ebenfalls auf einer 

 Schneide lagernde kleine Wagschale zum Auflegen der Gewichte. 

 An seinem anderen Ende ist ein horizontalscharfkantiges Plättchen 

 angebracht, hinter dem sich, um das Ablesen zu erleichtern, ein 

 verticalstehendes Spiegelchen befindet, das unter 45° zur Längs- 

 richtung dieses Armes in Lagern eingekittet ist und das seitlich 

 einfallende Licht nach vorne in das Ablesemikroskop wirft, Diese 

 beiden Wagebalkentheile sind mit Ausnahme der beiden Stahl- 

 federn und der Schneiden stark vergoldet. 



Dieser ganze Wagebalken — wenn man die Zusammensetzung 

 zweier gegeneinander beweglichen Theile so nennen darf — wird 

 nun mittelst seiner unteren Schneide von 2 ungefähr 8 cm langen, 

 kräftigen Messingsäulen mit Achatlagern getragen, die ihrerseits 

 in einem T- förmigen Gestell befestigt sind. Dieses Gestell hat 

 drei feine Schrauben zum Horizontaleinstellen, mit Nickel über- 

 zogenen Aufsatzpunkten für die Libellen, und an seinem vorderen 

 Ende eine einfache, jedoch festgebaute Auflage für das Mikroskop. 



Das Mikroskop hat eine sehr beträchtliche Yergrösserung und 

 trägt im Ocular einen fest eingespannten Mikrometermaassstab. 

 Um Temperaturschwankungen möglichst unschädlich zu machen, sind 

 alle unteren Träger ebenfalls aus Messing gefertigt. Die Haupt- 

 Libelle ist von 3 zu 3 Secunden getheilt 1 ). Der Vorgang, der 

 sich nun bei der Veränderung der Schwere am Apparate abspielt, 

 ist folgender: Nimmt z. B. die Schwerkraft, zu, so sinkt der an 

 der oberen Schneide mittelst der Feder gehaltene Theil etwas 

 herab, dieser Arm theil wird also kürzer, in Folge dessen sinkt 

 genau um denselben Betrag der andere Armtheil, und dieser Be- 

 trag wird, wenn er nur gering ist, am Mikrometerocular abgelesen, 



*) Sie wurde von Ertel & Sohn bezogen. 



